XXVI, 2. Boeke: Über ein verbessertes „Rocking-Microtoine". 245 



Weitere Teile brauchen nicht ausgewechselt zu werden, auch 

 nicht die Spiralfedern, welche auf die Hebel C und D einen Zug in 

 der Richtung nach der Basisplatte Ä ausüben. 



Wie n. 1. die Figur 2 erläutert, ist die Achse, um welche sich 

 der Hebel C dreht, iu exzentrischen Büchsen ex gelagert, deren 

 Exzentrizität so bemessen ist, daß eine Drehung derselben um 180° 

 es trotz des kürzereu Abstandes der Achsen a und ß bei der Aus- 

 führung RMII gestattet die Achse ß des Hebels D und die Unter- 

 fläche des Hebels C resp. die Ansätze der geuannten Spiralfedern 

 an diese Hebel iu gleicher Höhe über der Basisplatte zu halten. 



BMi 



I^ Mn 



2. 



Beide Ausführungen haben ihre Vorzüge. Die von der Aus- 

 führung RMII gebotene Möglichkeit, die Schnittdicke mit 0*5 /.t 

 variieren zu können, ist für gewisse Fälle vorteilhaft. 



Wo die Disposition die Schnittdicke mit 1 fx variieren zu 

 können genügt, ist die Ausführung II MI wegen seiner gröberen 

 Mikrometerschraube resp. Verzahnung des Sperrzahnrades H un- 

 bedingt vorzuziehen. Letztere Ausführung ist speziell dort , wo 

 das Instrument regelmäßig von Ungeübten benutzt werden soll , zu 

 empfehlen. 



3) Besondere Vorteile bietet die Konstruktion des Objekthalters, 

 welchen ich an der Hand der Figuren 1, 3 und 4 ausführlicher be- 

 schreiben will. 



Wie üblich gestattet die Konstruktion des Objekthalters den 

 zur Aufnahme des Objektes bestimmten Zylinder um drei einander 

 rechtwinklig schneidende Achsen zu drehen und somit dem Objekte 

 jede gewünschte Orientierung zu erteilen. 



