XXVI, 2. Boeke: Über ein verbessertes „Rocking-Microtome". 249 



Lager für die Drehuugszapfen dieses den Objektzylinder aufnehmen- 

 den Teiles. Wie die Figur 4 zeigt ist der linksseitige Zapfen etwas 

 länger. Auf dem aus dem linksseitigen Flügel e hervorragenden 

 Teil dieses Zapfens ist (Fig. 3 u. 4) ein geschlitzter Ring m ver- 

 schraubt worden. An seiner Hinterseite trägt dieser Ring einen 

 Stahlstift, mittels dessen man das Prisma f leicht in der gewünschten 

 Orientierung bringen kann. 



Die Fixierung des beweglichen Teiles kann auch hier ohne 

 meßbare Änderung der eingestellten Orientierung erfolgen. 



Dieselbe wird n. 1. erzielt durch Andrehen der mittels des 

 Hebels o regierten Schraube n, wodurch die beiden Flügel e, sei es 

 auch nur um eine Spur gegeneinander genähert werden. Daß die 

 Art Klemmung auch eine sehr wirksame ist, und daß dabei keine 

 Änderung der Orientierung auftritt, braucht wohl nicht näher be- 

 grüudet zu werden. 



Drehung um die Objektzylinderachse. 



Die betreffende Einrichtung ist nach den bekannten Angaben 

 der Neapelschen Station ausgeführt. 



Das Hinterende des Objektzylinders besitzt, wie Figur 1 deut- 

 lich erkennen läßt, einen Kranz von Bohrlöchern, in welchen der 

 jedem Instrumente beigegebeue Stift q paßt. Mittels dieses Stiftes 

 kann man den Objektzylinder leicht um seine Achse drehen. 



Wenn die verlangte Orientierung erzielt ist, wird der in Figur 3 

 und 4 sichtbare gußstählerne Führuugskeil r fest mit dem Objekt- 

 zylinder verbunden. An diesen Führungskeil ist n. 1. hinten ein 

 plattes Metallstück angelötet, welches sich an die Hinterfläche des 

 Objektzylinders anfügt und eine Bohruug besitzt zum Durchlaß des 

 Schaftes der in Figur 1 angegebenen Schraube j9. Durch Andreheu 

 dieser Schraube wird der augelötete platte Teil des Keiles gegen 

 die Hinterfläche des Objektzylinders fixiert resp, der ganze Führungs- 

 keil fest mit letzterem verbunden. Dann ist es nur möglich , den 

 Objektzylinder parallel mit sich selbst, d. h. ohne Drehung im Prisma /' 

 zu verschieben. Die Feststellung des Objektzylinders erfolgt durch 

 Anziehen der Kordelschi-aube s (Fig. 3 u. 4), dessen Gewindeteil den 

 längeren Drehungszapfen für die horizontale Drehung des Prismas f 

 durchläuft und mit seinem gehärteten Ende den federharten Führungs- 

 keil gegen den Objektzylinder drückt. Bevor ich die Beschreibung 

 des Objekthalters beende will ich noch erwähnen : 



