XXVI, 2. Boeke: Über ein verbessertes „Kocking- Microtome". 255 



bestimmten Stellung der Mutter il/, resp. des Hebels C (Fig. 1) in 

 der Verlängerung der Achse des Bolzens T. In allen anderen Stel- 

 lungen des Hebels C schneiden sich die betreflenden Achsen unter 

 einem kleinen Winkel, dessen Größe mit der Stellung des genannten 

 Hebels wechselt. 



Es lag deshalb der Gedanke nahe, die nicht nur sich drehende, 

 sondern auch kleine Schwingungen vollziehende Mikrometerschraube M 

 durch ein Kugelgelenk mit dem Bolzen T zu verbinden. 



Die Umbildung des Unterendes der Mikrometerschraube selbst 

 zu einer Halbkugel würde in Hinsicht auf die Gefahr des Verziehens, 

 welcher die Mikrometerschraube bei dem notwendig zu erfolgenden 

 Härtungsprozesse ausgesetzt sein würde, nicht ratsam sein. 



Das Unterende der Mikrometerschraube ist deshalb mit einer 

 zentrischen konischen Bohrung versehen, in welcher ein unten halb- 

 kugelförmig ausgebildeter , gehärteter Stahlkonus z genau passend 

 eingearbeitet ist. 



Die obere Fläche des ebenfalls gehärteten Stahlbolzens T zeigt 

 eine schwach konische Versenkung , in der Mitte derselben befindet 

 sich die halbkugelförmige Gelenkpfanne. 



Auf irgendeinen Punkt der schwach konischen Versenkung auf- 

 gesetzt gleitet das Kugelende des in der Mikrometerschraube ein- 

 gepaßten Stahlkonus von selbst in die für ihn bestimmte Gelenkpfanne. 



Hiermit sei die technische Beschreibung des Instrumentes be- 

 endet. Wie man sieht , habe ich nur die Punkte genauer erörtert, 

 in welchen die Konstruktion des Instrumentes von den von anderen 

 Mechanikern konstruierten Schaukelmikrotomen abweicht. 



Zum Schluß noch die Mitteilung, daß sich das in den vorher- 

 gehenden Zeilen beschriebene Instrument auch in der Praxis vorzüg- 

 lich bewährt hat. Sogar sehr schwierig zu schneidende Objekte 

 ließen sich mit dem Mikrotom tadellos schneiden und die Genauig- 

 keit seiner Funktion ist bei intensivem mehrjährigem Gebrauch nicht 

 verringert. Der Preis des Instrumentes , welches von der Firma 

 W^ed. C. van der Stad & Co. in Amsterdam zu beziehen ist, ist bei 

 der vorzüglichen Ausführung ein sehr niedriger zu nennen und be- 

 trägt 81 fl. (1.35 Mark). 



[Eingegangen am 9. Juli 1909.] 



