260 Kowler: Einfache Wässerungsvorrichtung f. fixierte Objekte. XXVI, 2. 



Mitte ist das Glasrohr karamerartig erweitert, die Kammer ist nach 

 oben und unten durch eingesclimolzene Glassiebe abgeschlossen (ad). 

 Die Kammer läßt sich in der Mitte durch Auseinandernehmen beider 

 Hälften öffnen und dicht verschließen , da die Ränder angeschliffen 

 sind (cc). 



Das fixierte Objekt wird in die untere Kammerhälfte gelegt, 

 der obere Teil aufgesetzt und durch Federn {dd')^ die oben und 

 unten an Glashaken angebracht werden, mit der unteren Hälfte fest 

 verbunden. In den an die Wasserleitung angebrachten Apparat wird 

 nun langsam Wasser eingeleitet, um zunächst die Luft aus der 

 Kammer zu verdrängen. Dann wird der Wasserstrom derartig ge- 

 regelt, daß das Präparat am Boden der Kammer liegen bleibt. 



Der Hauptvorzug dieser Einrichtung besteht darin , daß die 

 ganze Kammer gleichmäßig durchströmt wird, weil das Wasser durch 

 eine weite Öffnung Zutritt hat. Auch eine störende Ansammlung der 

 Fixierungsflüssigkeit wird vermieden. Ferner wird verhindert, daß 

 das Objekt an das Glas angedrückt wird. 



Der Apparat ist von der Glastechnischen Werkstätte Otto Teschner 

 in Jena angefertigt und zum Musterschutz angemeldet. Der Preis be- 

 trägt 3 Mk. für eine Größe von 50 cc Kammerinhalt. 



[Eingegangen am 24. Mai 1909.] 



