XXVI, 3. Berliner: Über ein verbessertes Gehirnmikrotom. 



a79 



hebemecliauismus unmittelbar über den beiden Rädern für den groben 

 Trieb. Die Mikrometerbewegung und Schaltvorrichtung ist an den 

 Prismen P und P^ befestigt und kann durch Drehen an einem der 

 Handräder R zur Grobeinstellung des Objektes in vertikaler Richtung 

 b;ewegt werden. Zur Fixierung dienen die Schrauben J{ und K^. 

 Der Dichtuugsteller für die Befestigung dßr Gummimanschette trägt 

 unten drei stählerne Zylinder (C) mit dem Muttergewinde für die 

 Mikrometerschrauben. Diese Zylinder bewegen sich in den Hohl- 

 zylindern (Büchsen) B: ebenso die Zahnräder, die auf den Mikro- 



meterschrauben festsitzen. Diese laufen unten auf Stahlpfannen. 

 Das Mikrometergewinde ist durch die Büchsen völlig verdeckt und 

 so gegen jede Beschädigung geschützt. Die drei Zahnräder Z werden 

 von dem zentral befindlichen Zahnrad y augetrieben, das auf einer 

 gemeinschaftlichen Achse mit dem Schaltrad Seh in fester Verbin- 

 dung ist. 



Auf dem Dichtungsteller ist der Objektträger leicht abnehmbar 

 mit vier Schrauben von unten befestigt. Die Einstellung der Schnitt- 

 dicke wird nun bewerkstelligt durch Verschieben des Zeigers Zg an 

 der Skala s/i*, so daß sich der Hebel H zwischen und dem ein- 

 gestellten Skalenteil bewegt. 



