380 



Berliner: Über ein verbessertes Geliirnmikrotom. XXVI, 3. 



Die Skaleneinteiluug reicht bis 50 Mikren ; jeder Teilstricli ent- 

 spricht einem Zahn des Schaltrades Seh. Dieses hat 250 Zähne, 

 die Mikrometersclirauben haben 0"5 mm Steigung, mithin bedeutet 

 jeder Skalenstrich eine Hebung des Objekttellers um 2 Mikren. 



Mittels eines außerdem angebracliten Schaltrades mit entgegen- 

 gesetzt gerichteten Zähnen kann man mit Hilfe des Hebels H^ den 

 Rücktransport auf das Ausgangsniveau des Objektträgers vornehmen. 



2. 



Wir haben durch Montierung des Objektträgers auf 

 drei Mikrometerschrauben, die zwangsläufig von der 

 zentralen Scheibe bewegt werden, die größtmögliche Stabi- 

 lität dieses Mikrotomteiles erreicht. Hierin sehen wir eine wesent- 

 liche Verbesserung der bisherigen Konstruktionen. 



Auf die automatische Hebung des Objektträgers haben wir ver- 

 zichtet, da sie bei so großen Schnitten als Mittel zur Zeitersparnis 

 wohl kaum ins Gewicht fällt. 



Wie aus der Beschreibung hervorgeht, haben wir ferner auch 

 auf die Verstellung der Schnittebene aus der Horizontalen verzichtet, 

 da wir das Gehirn stets zwecks rascherer Einbettung in Scheiben 



