XXVI, 3. Berliner: Über ein verbessertes Gehirnmikrotom. 381 



von genau parallelen Sebnittflächen zu zerlegen pflegen (s. folgen- 

 den Artikel). 



Die Verbindung des Trägers für den Objekttisch mit der zum 

 Scbneiden unter Alkobol dienenden Wanne ist wie bei den anderen 

 neuereu Gebirnmikrotomen mittels einer Gummimanscbette hergestellt. 

 Das Ein- und Ausfließen des Alkohols geschieht durch eine Öftnung 

 des Dichtungstellers mit Ansatzrobr. an dem der Gummischlauch des 

 Alkoholgefäßes (s. Abb. 1) befestigt wird. Durch Heben und Senken 

 dieses Gefäßes wird die Wanne gefüllt und geleert. 



Diese Einrichtung bewährt sich besonders beim Kollodionieren 

 zwecks Herstellung dauerhafter dünnerer Schnitte (10 bis 30 /u). Wir 

 haben bisher bei so dünnen Schnitten die Kollodionage zwecks Ver- 

 meidung von Sprungbildung beim Difl'erenzieren oder beim Auflegen 

 der Schnitte stets angewendet. 



Unser Verfaliren dabei ist folgendes : Nach Hartwerden des 

 auf die Schnittfläche gegossenen Celloidins, das etwa 2 bis 3 Minuten 

 in Anspruch nimmt, wird die Wanne durch Hochstellen des Alkohol- 

 gefäßes (s. Abb. 1) gefüllt und dann der Schnitt gemacht. Das Gefäß 

 wird danach sofort tiefgestellt, so daß der Alkohol während des 

 Auffangens des neuen Schnittes ausfließt. Nun kann man den Celloidin- 

 aufguß sofort daranschließen. Der Ablauf der drei Minuten, während 

 deren das Celloidin eintrocknen muß, wird durch ein Klingelzeichen 

 von einer durch Herrn Mechaniker Hempel modifizierten Weckuhr 

 (die man beliebig für den Zeitraum von einer Minute bis einer Stunde 

 einstellen kann) angezeigt. 



Diese ^Einrichtung hat den Vorteil , daß der am Mikrotom 

 Arbeitende während der Verdunstung des Ätheralkohols sich ander- 

 weitig, etwa mit Färbung oder Ditferenzierung, Entwässerung von 

 Schnitten, beschäftigen kann, so daß durch die Kollodionage nicht 

 allzuviel Zeit verloren geht, anderseits zu starkes Eintrocknen ver- 

 mieden wird. 



Die eben beschriebene Durchführung des Kollodionageverfahrens 

 erscheint uns zweckmäßiger, als die bei dem neuen BECKERSchen 

 Tauchmikrotom, weil die dort immer wieder nötige Lageveränderung 

 des Objekttisches dabei unterbleibt. 



Mit diesem Mikrotom, das nur von einer Person bedient zu werden 

 braucht, haben wir große Schnitte, Frontalschnitte durch beide Groß- 

 hirnhemisphären, durch die Kleinhirnbrückengegend usw. von 10 bis 

 30 LI hergestellt: Auch auf diesem gelingt, gute Einbettung natür- 

 lich vorausgesetzt, jeder Schnitt. 



