XXVI, 3. Ignatowsky: Neuerungen am Leitzschen Spiegelkondensor. 389 



sind, laufen sie wieder auseinander, mit einer Apertur, welclie der- 

 jenigen entspriclit, mit welclier die Strahlen zum Punkte P hinzielen. 

 Genau dasselbe ist auf Figur 3 ersichtlich. Von einer Teilung des 

 Büschels wie in Figur 11 des Artikels von H. Siedentopf kann 

 nicht mehr die Rede sein. Die Strahlen konvergieren fast genau 

 nach dem Brennpunkte, um von dort wieder regelmäßig zu diver- 

 gieren ^. 



Außer der in Figur 2 dargestellten Form, hat der LEixzsche 

 Spiegelkondensor insofern eine Änderung erfahren, als er nicht nur 



als Dunkelfeldkondensor, sondern zugleich als gewöhnlicher Kondensor 

 gebraucht werden kann. Zu dem Zwecke wird er außer der in 

 Figur 2 dargestellten Form auch in einem größeren Maßstabe aus- 

 geführt (Fig. 4). Trotzdem kann er noch bequem in die Schieb- 

 hülse des unter dem Tisch befindlichen Kondensorhalters eingeschoben 

 werden. 



Durch die größere Ausführung ist in dem Zwischenraum zwischen 

 den Teilen I und IV (Fig. 4) genügend Platz gewonnen, um zwei 

 Linsen II und III dort unterzubringen, resp. aufzukitten. Der Ge- 

 brauch dieses Kondensors ist sofort aus der Figur 4 ersichtlich. 



1) Vgl. die Diskussion, anschließend an den Vortrag von H. Sieden- 

 topf in der 81. Naturforscherversammlung in Salzburg (Physik. Zeitschr.). 



