396 Siedentopf: Über ultramikroskopische Abbildung. XXVI, 3. 



Auf diese Weise wurde schon die älteste raikroskopisclie Dunkel- 

 feldbeleuchtung angeordnet. Bekanntlich entstand die erste Dunkel- 

 feldbeleuchtung von Reade 1837 aus dem Bestreben, durch größere 

 Schiefe der Beleuchtung das Auf lösungsvermögen zu steigern (8). 

 Denn es wird für ein Objekt, das aus äquidistanten Strichen be- 

 steht, bei schiefer Beleuchtung die kleinste noch abgebildete 

 Gitterdistanz ^ = ^/ a^-j-aj^^ worin a^ die wirksame Apertur des 

 Objektivs und a^ die der Beleuchtung, also des Kondensors be- 

 zeichnet (9). Durch größere Schiefe der Beleuchtung a^ wird der 

 Wert des Nenners vergrößert und der ganze Bruch , also auch 

 die Grenze d verkleinert. Dieser Verbesserung des Auflösungsver- 

 mögens ist aber eine ganz bestimmte Grenze gesetzt. Sie wirkt 

 nur so lange, als die numerische Apertur der wirksamen Beleuchtung 

 kleiner oder höchstens gleich der Apertur des Objektivs ist. Der 

 Minimalwert der auflösbaren Gitterdistanz wird erreicht bei 5 = A/2ao, 

 also für den Fall, daß ^,(=^3.^ ist. Dann ist die Beleuchtung so 

 schief, daß sie gerade noch von den Randzonen des Objektivs auf- 

 genommen werden kann. 



Bei noch schieferer Beleuchtung entsteht plötzlich das positive 

 Dunkelfeldbilcl ^ aber eine Verbesserung des Auflösungsvermögens 

 tindet weiterhin nicht mehr statt» Im Gegenteil , es muß sogar 

 sinken, denn die Randzoneu des Objektivs nehmen für a^ = ag 

 im negativen Hell feldbilde auf der einen Seite das Haupt- 

 maximum und auf der anderen das erste Seitenspektrum gerade 

 noch auf. Bei noch schieferer Beleuchtung entsteht das positive 

 Dunkelfeldbild, d. h. das Hauptmaximum wird nicht mehr auf- 

 genommen, sondern nur noch das eine Seitenspektrum, Durch ein 

 einziges Seitenspektrum in der hinteren Brennebene des Objektivs 

 kann aber in der Bildebene des Mikroskops keine Struktur mehr ab- 

 gebildet werden. 



Die Schiefe der Dunkelfeldbeleuchtung kann einen Grenzwert 

 nicht überschreiten, der durch den kleinsten Brecliungsexponenten 

 gegeben wird, den eine der Substanzen, die zwischen Kondensor 

 und Objektiv liegen, besitzt. Dies nutzte 1856 schon Wenham in 

 einer besonderen Anordnung aus, indem er statt Luft Öl zwischen 

 seinem Prisma für schiefes Licht und dem Objektträger anbrachte 

 und durch diese Immersion unter dem Objektträger mit Strahlen von 

 höherer Apertur als Eins beleuchtete (10). Ist das Präparat zwischen 

 Objektträger und Deckglas kein sogen. Trockenpräparat, und grenzt 

 ferner die Oberseite des Deckglases an Luft, so tritt von selbst für 



