XXVI, 3. Siedentopf: Über ultramikroskopische Abbildung. 397 



alle Trockensysteme infolge der Totalreflexion am Deckglase Dunkel- 

 feldbeleuchtung ein, wenn eben mit Strahlen von höherer Apertur als 

 Eins beleuchtet wird. Die WEXHAMSche Methode ist übrigens später 

 noch öfter wiederentdeckt worden, so von Woodwaud, Hyde, Cotton 

 und MouTON, ScARPA, DöRixcKEL, Seddig (8). 



Für lineare Objekte hat diese Methode ebenfalls 

 einen prinzipiellen Nachteil. Es besteht nämHch eine sehr 

 merkliche Abhängigkeit der Sichtbarmachung vom Azimut der Be- 

 leuchtung ; nur wenn dieses ziemlich genau senkrecht zur Kante 

 steht, kann diese in merklichem Maße Licht abbeugen. Bilder von 

 Plankton und Bakterien, die ich vor kurzem veröffentlicht habe (11), 

 sind geeignet, diese Abhängigkeit zu demonstrieren, Sie besteht 

 nicht bloß im durchfallenden Licht, sondern auch im auffallenden. 

 So erscheint z.B. auf einer episkoi)isch schief beleuchteten polierten 

 Holzplatte die Maserung bei senkrechter Draufsicht viel heller in 

 derjenigen Plattenstellung, w^o die Maserung senkrecht zum Azimut 

 der Beleuchtung verläuft. 



Die Prismen fürDunkelfeldbeleuchtung vermögen 

 also bei linearen Objekten jeweils nur bestimmte 

 Richtungen sichtbar zu machen. Daher steht dieser 

 Azimutfehler einer weiteren Benutzung solcher Ein- 

 riclitungen im Wege, zumal andere Konstruktionen 

 ihn leicht vermeiden. 



4. Dunkelfeldbeleuchtung durch Zentralblende im Kondensor 

 und der Kardioidkondensor. 



Der Azimutfchler der Beleuchtung wird vermieden, wenn man 

 die Seitenbeleuchtung allseitig anordnet, indem man Kondensoren 

 von hoher Apertur (bis etwa 1'4) benutzt, die zentral bis auf die 

 Apertur Eins abgeblendet sind. Das läßt sich am einfachsten bei 

 dem gewöhnlichen Abbe sehen Immersionskondensor von 1*4 Apertur 

 bewerkstelligen (12). Besonders geeignet sind ferner der Dunkelfeld- 

 kondensor nach Stephenson, derParaboloidkondensor nach Wenham(8) 

 und der aplauatische Dunkelfeldkondensor nach W. v. Ignatowsky(13). 

 Diese drei Dunkel feldkondensoren unterscheiden sich durch den Grad 

 ihrer Strahlenvereinigung und damit durch ihre Lichtstärke (14). 

 Der Stephenson -Kondensor, neuerdings als Spiegeikondensor von 

 Reichert (15) bekannt, hat die größten Aberrationen und infolge- 



