XXI, 1. Referate. 47 



Referate. 



1. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Uartniailll , J., (Potsdam): Objekti vuutersuchungeu (Zeit- 

 schr. f. Iiistrumenteuk. 1904, H. 1, 2, 4). 



Diese wichtige Abhandlung beginnt mit einem Abschnitt: „Ältere 

 Prüflingsmethoden" und zerfällt in zwei Ilauptteile : I. „Prüfung eines 

 Fernrohrobjektives" mit den Unterabteilungen: „Die Fokussierung 

 durch extrafokale Messungen", „Die Brennweitenbestimmung", „Die 

 Erfüllung der Sinusbedingung", und II, „Prüfung kleinerer Objek- 

 tive" mit der Untergliederung: „Extrafokale Messungen außerhalb 

 der Achse", „Andere Methoden zur Prüfung kleinerer Objektive", 

 „Eine neue Form der optischen Bank". Indem ich mir vorbe- 

 halte, auf eine eingehende Würdigung später vielleicht noch zurück- 

 zukommen , sehe ich mich für heute durch sie veranlaßt zu einer 

 vorläufigen Besprechung vergleichender Art, welche in ihrer Art die 

 Berechtigung hat, eine wesentlich astronomisch-photographische Studie 

 in einer mikroskopischen Zeitschrift zu behandeln. Und zwar wollen 

 wir uns im Anschluß an den Grundgedanken der oben genannten 

 Arbeit fragen : Was sind Zonenfehler, wie entstehen sie, wie wirken 

 sie, wie werden sie gemessen und wie beseitigt? 



Was sind Zonenfehler ? Von einem ins Wasser geworfenen Stein 

 breiten sich kreisförmige , von einem explodierenden Meteor kugel- 



