106 Referate. XXI, 1. 



Das Buch wird jedem sich für die Molekularlconstitution fester 

 Körper interessierenden Leser, auch demjenigen, welcher dem Spezial- 

 gebiet der flüssigen Kristalle ferner steht, eine Fülle von Anregungen 

 bieten. E. Sommerfeldt {Tübingen). 



Heilieck, Fr., Die mikrophotographische Aufnahme von 

 Dünnschliffen (Zentralbl. f. Mineral. 1903, p. 628 

 —635). 

 Verf. teilt seine im wesentlichen mit den Angaben in den Lehr- 

 büchern der Mikrophotographie übereinstimmenden Erfahrungen bei 

 der Aufnahme von DünnschlitFen, und zwar besonders bei Anwendung 

 polarisierten Lichtes mit. Jedoch wird ohne Grund die Exposition 

 bei herausgenommenem Okular als der einzige in Betracht kommende 

 Fall behandelt, da bekanntlich bei Anwendung eines (zweckmäßig 

 nur schwach vergrößernd zu wählenden) Okulars Nebenlicht und 

 Reflexe weniger schwer zu vermeiden sind , und da außerdem der 

 Analysator nach Herausnahme des Okulars bei vielen Mikroskopen 

 das Gesichtsfeld nicht mehr ausfüllt. Diesen Mangel zeigt, wie der 

 Ref. beiläufig bemerken möchte, sogar das in Bd. XIX, p. 528 (1902) 

 dieser Zeitschrift beschriebene FuEsssche Projektionsmikroskop, und 

 der Ref. erhielt, als derselbe bei Gelegenheit einer Neuanschaffung 

 eines solchen Instruments bei der Firma Fuess reklamierte, die Aus- 

 kunft, daß die Firma nicht in der Lage sei, einen bei dem schwäch- 

 sten zugehörigen Objektiv und herausgenommenen Okular bis zum 

 Rande des Gesichtsfeldes polarisierenden Analysator dem Tubus ein- 

 zufügen. Dort ist also Anwendung eines Okulars durchaus notwendig. 

 (Ein für subjektive Beobachtung bestimmtes Okular läßt sich, wenn 

 nötig, unter geringer Abänderung des Abstand es seiner beiden Linsen 

 bei der Photographie von Dünnschliffen ebenso vorteilhaft verwenden, 

 wie ein Projektionsokular, was der Ref. durch Vergleich erprobt und 

 auch bereits lange vorher Nruhauss in seinem Lehrbuch der Mikro- 

 photographie beschrieben hat.) 



Auch die Meinung des Verf. , daß eine Irisblende mit dem 

 unteren Nikol schwer zu kombinieren sei, ist irrtümlich ; jede Polari- 

 sationsmikroskope herstellende Werkstätte liefert auf Wunsch zu 

 billigem Preise diese sehr empfehlenswerte Hilfsvorrichtung an dem 

 Polarisator; die bequemste Anordnung, welche der Ref. für diesen 

 Zweck kennt, weisen die neueren Mikroskope von Voigt und Hoch- 

 gesang (Göttingen) auf. Bei letzteren erfolgt die Regulierung der 

 Irisblende mittels eines wagerechten Hebels, der radial von dem 



