108 ' Referate. XXT, 1. 



Leiss , C, Neues Kristallrefraktometer zur Bestim- 

 mung größerer und mikroskopisch kleiner Ob- 

 jekte nach C. Klein (Tschermak s mineral. u. petrogr. 

 Mitteil. Bd. XXIII, 1904, p. 51—58). 

 Durch die Anbringung einer Vorschlaglupe an dem (gebrochenen) 

 Fernrohr und einer Aushöhlung des Trägers der Abbe sehen Halb- 

 kugel wird es erreicht, -"^ daß das Präparat, dessen Brechungsexponent 

 bestimmt werden soll , in etwa zehnfacher Vergrößerung durch das 

 so als schwaches Mikroskop wirkende Fernrohr sowohl im durch- 

 fallenden als auch im reflektirten Licht betrachtet, und daher ge- 

 nau zentriert werden kann. Schädliches Nebeulicht (z. B. bei Unter- 

 suchung eines Gesteinsschliffes das von den benachbarten Körnern 

 anderer Mineralien kommende), kann durch eine Irisblende beseitigt 

 werden ; so lassen sich — was der Verf. durch Angabe seiner Ver- 

 suchszahlen belegt — selbst an nur 1 mm großen Mineralkörnern 

 im Gestein die Brechungsexponenten bis auf wenige Einheiten der 

 vierten Dezimale genau bestimmen. Soll das Instrument auch zu 

 spezielleren kristallographischen Untersuchungen verwendet w^erden, 

 so läßt sich ein Okularspektroskop und Goniometerokular fast ebenso 

 bequem wie bei den älteren nur für größere Objekte benutzbaren 

 Modellen anbringen. E. So)nmerfeldt (Tübingen). 



Schwarzmami , M., Die Polarisationsbank für die mine- 

 ralogisch-optische S c h a u s a m m 1 u n g (Zentralbl. f. 

 Min. 1904, p. 330—333). 

 Da die Aufstellung einer größeren Anzahl solcher Apparate, 

 welche bisher zur Sichtbarmachung der kristalloptischen Erschei- 

 nungen gebräuchlich waren , in einer Schausammlung auf praktische 

 Schwierigkeiten stößt, empfiehlt der Verf. die Anfertigung einer ein- 

 zigen derartigen Vorrichtung, welche wegen ihrer relativ großen 

 Dimensionen eine ganze Anzahl von Präparaten aufzunehmen vermag. 

 Dieselbe wird von ihm als „Polarisationsbank" bezeichnet und be- 

 steht aus zwei sehr großen Glasplattensätzen (der Verf. empfiehlt 

 Scheiben von 14x60 cm Fläche und 1 mm Dicke zum Aufbau), 

 zwischen welche an denjenigen Stellen, wo Präparate im konvergenten 

 Licht betrachtet werden sollen, einfache Lupen eingeschaltet werden. 

 Es können so die Auslöschungslagen, Polarisationsfarben, Achsen- 

 bilder u. dergl. bei Kristallen sichtbar gemacht werden. Für die 



1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. XIX, 1902, p. 2(35. 



