XXI, 1. Referate. 109 



Demonstration des Pleochroimus empfiehlt sich die Montage einer 

 zweiten derartigen , jedoch nur aus einem Polarisator bestehenden 

 Polarisationsbank. Die Herstellungskosten der Vorrichtungen sind 

 relativ sehr gering, E. Sommerfeldt (Tübingen). 



Rinne, F., V e r w a n d t s c h a f t von B r o m r a d i u m und B r o m - 



b a r i u m in k r i s t a 1 1 o g r a p h i s c h e r Hinsicht (Zen- 

 tralbl. f. Mineral. 1903, p. 134—141 m. 4 Figg.). 

 Durch mikroskopische Untersuchung der von Giesel hergestellten 

 Bromradiumkristalle bestätigt der Verf. die durch das chemische 

 Verhalten des Körpers vorauszusagende große Analogie zwischen 

 Barium und Radium. Kristallographisch ließ sich nicht nur eine 

 Übereinstimmung in den Flächenkombinationen , den Wachstums- 

 erscheinungen und dem Verhalten im polarisierten Licht nachweisen, 

 sondern es stellte sich auch vollkommener Isomorphismus der beiden 

 analogen Bromide heraus. E. Soinnierfeklt {Tübingen). 



Siethoff, E. G. A. ten, Beitrag zur K r i s t a 1 1 u n t e r s u c h u n g 

 im konvergenten polarisierten Lichte (Zeutralbl. 

 f. Mineral. -1903, p. 657—658 m. 1 Fig.). 

 Es wird ein sehr zweckmäßig konstruierter Kondensor für 

 mineralogische Mikroskope zur Untersuchung kleiner Kristalle (resp. 

 -Splitter) empfohlen , die oberste annähernd halbkugelförmige Linse 

 ist drehbar und gestattet daher z. B. Achsenbilder bei verschieden 

 großem Neigungswinkel des Präparats gegen die Sehrichtung zu be- 

 obachten. Für ein umgelegtes Mikroskop (Sehrichtung horizontal) 

 ist das Instrument allerdings nicht benutzbar, da die oberste Linse 

 alsdann herausfallen würde. Der Kondensor wird von Fuess zu 

 relativ sehr mäßigem Preise nach den Angaben des Verf. in den 

 Handel gebracht. E. Soinmerfeldf {Tübingen). 



Becke , F. , Bestimmung der Dispersion der Doppel- 

 brechung (TscHERMAKS miueral. u. petrogr. Mitteil. Bd. 

 XXII, 1903, p. 378—380). 

 Zur Ermittelung der Dispersion der Doppelbrechung empfieldt 

 der Verf. die Benutzung des Babinet sehen Kompensators und Be- 

 stimmung der Doppelbrechung mittels desselben für zwei durch Filter 

 möglichst homogen gemachte Lichtarten. Die Wellenlänge des an- 

 gewandten Lichtes kann mit Hilfe desselben Instruments festgestellt 

 werden, und zwar aus der Streifenanzahl, welche einer konstanten 



