136 Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 2. 



Spektroskopie wohlbewährte Lichtquelle — auch für meine Zwecke 

 sehr geeignet. Meine ersten Versuche in dieser Eichtung stellte ich 

 mit noch gut sichtbarem blauem Licht an, um die Brauchbarkeit 

 dieser von den üblichen immerhin in ihren Eigenschaften stark ab- 

 weichenden Lichtquelle näher zu erproben. Mit diesem blauen Licht 

 konnte ich noch direkt beobachten und ebenso bequem photographieren, 

 wie mit dem Licht der früher angewandten Lichtquellen. 



Die meisten Aufnahmen dieser Art habe ich mit der Magnesium- 

 linie 448 fxfx gemacht. Das Licht erzeugten die zwischen meißel- 

 förraig zugefeilten Magnesiumdrähten überspringenden Funken einer 

 Leydener Flasche oder eines Plattenkondensators 5 die Ladung lieferte 

 ein Induktorium. Das Licht des Funkens wurde durch ein Schwefel- 

 kohlenstoftprisma zerlegt und der Spektralapparat so eingestellt, daß 

 das blaue von dem Licht der genannten Wellenlänge erzeugte Funken- 

 bild gerade auf die Öffnung des Kondensors fiel, der seinerseits die 

 Prismenfläche , als stellvertretende Lichtquelle , in der Objektebene 

 abbildete. Als Kondensoren dienten Mikroskopobjektive von ent- 

 sprechender Apertur und Brennweite , die Objekte waren in der 

 üblichen Weise präpariert, zur Abbildung dienten gewöhnliche Apo- 

 chromate und Projektious- oder Korapensationsokulare. 



Geht man zu noch kürzeren Wellenlängen über, so wird das 

 Arbeiten schon schwieriger. Ich habe allerdings auch noch mit der 

 violetten Magnesiumlinie 383 /.ija Aufnahmen machen können, die 

 deutlich das erhöhte Auflösungsvermögen der Objektive bei dieser 

 Art der Beleuchtung erkennen ließen. Als Beispiel führe ich nur 

 an, daß ich bei geradem Licht (num. Ap. des beleuchtenden Strahlen- 

 kegels 0*40 bis 0'70) die Querstreifen einer trocken liegenden, am 

 Deckglas angeklebten Amphipleura pellucida mit einem 2 mm num. 

 Ap. 1"40 photographieren konnte 5 beobachten konnte ich aber bei 

 diesem Licht nicht mehr, schon das Einstellen war recht schwierig. 

 Versuche, die Einstellung auf einer fluoreszierenden Platte vor- 

 zunehmen, schlugen gänzlich fehl. 



Die Untersuchungen über die Durchlässigkeit einiger Gläser 

 und Flüssigkeiten im Ultraviolett. 



Es ist nun aber bekannt, daß solche Funken eine außerordentlich 

 starke Strahlung im Ultraviolett besitzen, eine Strahlung, deren photo- 

 graphische Wirkung die starke im Blau und Violett vorhandene noch 



