XXI, 2. Sommerfeldt: Mikroskop f. mineralogische Untersuchungen. 181 



oblige k uue recberche histologique rapide, aiusi que hi oii ou doit 

 eviter autant que possible raction prolongee de ralcool sur les tissus, 

 la Variante signalee peut etre employee avee protit. 



[Eingegangen am oO. Juli 1904.] 



Ein für mineralogische IJntersuchnngen bei hoher 

 Temperatur geeignetes Mikroskojj. 



Von 



Ernst Soiiiiiierfeldt 



in Tübingiii. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Durch die Anbringung von Erhitzungsapparaten , Flüssigkeits- 

 gefäßen oder manchen anderen Hilfsvorrichtungen an mineralogischen 

 Mikroskopen wird die Drehbarkeit des Präparates fast stets be- 

 hindert , oft ganz unmöglich gemacht. Da indessen nicht eigentlich 

 eine Drehung des Objektes selbst, sondern nur eine relativ zu den 

 Polarisatoren erfolgende Richtungsänderung von Wiclitigkeit ist , so 

 werden schon lange mineralogische Mikroskope mit gleichzeitig ro- 

 tierenden Nikols angefertigt, bei welchen eine gemeinsame Drehung 

 von Polarisator und Analysator um die Instrumentachse möglich ist, 

 ohne daß gleiclizeitig der Winkel zwischen den Nikolhauptschnitten 

 oder die Stellung des Präparates die geringste Änderung erfährt. 

 C. Leiss ist es gelungen^ durch eine zweckmäßige Modifikation der 

 Zahnradübertragung, welche bisher meistens zur Verbindung von 

 Polarisator und Analysator behufs gemeinsamer Bewegung angewandt 

 wurde , den toten Gang zu vermeiden und daher die notwendige 

 Genauigkeit bei der Messung der Bewegung zu ermöglichen. Der- 



ij C. Leiss, Neues Jahrb. f. Mineral. Beil. -Bd. X, 1895, p. 180 

 u. 412. 



