XXI, '2. Soinmerfeldt : Mikroskop f. iiiineialogische Untersuchungen. 133 



Attribute beliiiideni scliließiicli eine bequeme Benutzung (ganz ab- 

 geselien von der selir beträchtlichen Preiserhöhung). Der \'orteiI 

 der hier beschriebenen Anordnung besteht demgegenüber darin, daß 

 dieselbe Drehungsachse und derselbe Teilkreis für beide Fälle 

 ausreicht; sie ermöglicht als Objektdrehtisch benutzt die Genauigkeit 

 der gewöhnlichen Mikroskope , als Drehvorrichtung für die Nikols 

 benutzt , erscheint sie zwar bei bloßer Betrachtung der äußeren 

 Mechanik weniger vollkommen als die LEissscbe, aber da in letzterer 

 die Sicherheit vor optischen Fehlern eine geringere als vor mecha- 

 nischen ist, so dürfte die faktische Leistungsfähigkeit der l^Eissschen 



Anordnung auch bei dieser Verwendungsart kaum der unsrigen über- 

 legen sein. Die letztere besitzt schließlich noch den Vorteil, daß sich 

 die verschiedenartigsten Nebenattribute, wie stereoskopisclie Wippen, 

 Elektrolyseure und anderes durch Klammern (von denen K in unserer 

 Abbildung ein Beispiel ist) bequem mit dem Stativ verbinden lassen. 

 Der Objektdrehtisch besteht aus einem festen Teilkreise, welcher 

 von einem den Xonius tragenden drehbaren Ringe R umgeben ist; mit 

 letzterem ist eine auf der Objektebene senkrecht stehende Stange *S' 

 verbunden, an deren einem Ende eine Zahn- und Triebbewegung für 

 den l'olarisator N angebracht ist, während das andere Ende mittels 

 einer bei S^ lösbar befestigten Q'ierstange die Okularhülse ergreift 



