184 Sommerfeld t: Mikroskop f. mineralogische Untersuchungen. XXI, 2. 



und dieser samt den Polarisatoren eine Drehung- um die Instrument- 

 achse ermöglicht. Um der Bewegung des Tubus während der P^in- 

 stelhmg zu folgen , muß entweder die Schraube bei S^ oder 60, 

 welche in Längsnuten sich bewegen, gelöst werden. Zur Messung 

 des Drehungswinkels werden diese Schrauben natürlich festgestellt, 

 dieselben gestatten schließlich noch, falls das Mikroskop längere Zeit 

 hindurch anderen Benutzungszwecken dienen soll, die Stange S nebst 

 der bei Q lösbaren Querstange gänzlich zu entfernen. Alsdann ist 

 die Drehung des Objekttisches ganz besonders bequem , obgleich in 

 den meisten Fällen auch die Mitbewegung der Stange S nicht 

 sonderlich stört. Um das im zentralen Teil des Objekttischkreises 

 befindliche Präparat mit dem die Peripherie umgebenden Ringe und 

 Noniusträger B, zu verbinden, wird an letzterem eine durchsichtige 

 Platte fest angebracht, welche den Teilkreis überdeckt. AVird das 

 Präparat auf diese Platte gelegt , so macht es daher bei vertikal 

 stehendem Mikroskop ohne weiteres eine Drehung des Ringes M mit ; 

 soll das Mikroskop auch in der Horizontalstellung derartig verwandt 

 werden, so bieten sich für Untersuchungen bei gewöhnlicher Tempe- 

 ratur keine Schwierigkeiten , für Erhitzungszwecke hingegen würde 

 statt der für gewöhnlich ausreichenden Glasplatte eine solche aus 

 Glimmer zum Überdecken des Teilkreises benutzt werden. Hierbei 

 nun passiert es leicht , daß die Klammern , welche das Präparat 

 am Hinuntergleiten verhindern, die Glimmerplatte ^ zu fest an den 

 Teilkreis andrücken. Obgleich sich diese letzte Schwierigkeit un- 

 schwer vermeiden ließe , so sah der Verf. sich dennoch nicht 

 vor diese Notwendigkeit versetzt , da bei Erhitzungsversuchen die 

 Drehung der Nikols unter Festhaltung des Präparates große Vor- 

 züge vor der entgegengesetzten Anordnung bietet , und nur bei 

 gewöhnlicher Temperatur sich die letztere oft mehr empfiehlt. 

 Natürlich ist es für diese noch notwendig den Polarisator"- anders 

 als in der Zeichnung, welche die Drehbarkeit des Nikols ver- 

 anschaulicht, zu stellen, und zwar wird der Polarisator samt 

 der Z a h n s t a n g e S., abgelöst und letztere in eine kleine Hülse, 

 welche an dem festbleibenden Teil des Objekttisches angebracht ist, 

 eingesetzt. Dadurch wird verhindert, daß bei der Drehung die Zahn- 



^) Dieselbe besitzt zweckmäßigerweise eine zentrale Durchbohrung, 

 da andernfalls die im Gesichtsfelde beündlicbe Glimmersubstanz durch ihre 

 Doppeltbrechung Versuche im polarisierten Licht stört. 



-') Als Polarisator <liente ein GLAUsches Luftprisma. 



