186 Kappers: Apparat f. d. Gesaratbehandlung vieler Objektträger. XXI, 2. 



hatten noch verschiedene Fehler, die oft sehr störend wirkten : der 

 l)oden der Klammern war nicht tiach , was für die (ieradestellung 

 der Objektträger ungünstig- war und dabei öfters Ursache werden 

 konnte, daß ein oder mehrere Objektträger brachen. Dabei ist die 

 rmschließung der oberen Enden der Gläser eine sehr mangelhafte, 

 was einerseits die Füllung des Apparates erschwert und anderseits 

 die Befestigung speziell in horizontaler Lage völlig ungenügend macht. 



Ich ließ nun den Apparat in der Weise modifizieren, daß die 

 Hodenfläche in jedem Stand der Klammer Üach ist, und ließ die 

 klemmenden Teile so breit anfertigen wie die Objektträger sind ; 

 durch daran befestigte Seitenplatten wurde dafür gesorgt, daß 

 die Gläser an allen Seiten eingeschlossen sind. Dadurch wird jede 

 Verschiebung unmöglich gemacht und die P'üllung der Klammern 

 überdies erleichtert. Denn während man bei den Apathy sehen 

 Klammern einen besonderen Block nötig hat , um darin erst alle 

 Objektträger mit den zwischenliegenden Glasscheibchen richtig zu 

 stellen, und sie dann alle zusammen mit der Klammer umfaßt, werden 

 meine Klammern , die in jedem Zustand eine geschlossene Büchse 

 darstellen, derart gefüllt, daß ich erst einen Objektträger gegen die 

 Schlußplatte stelle, dann ein kleines Stückchen Glas von 1^/., bis 

 •_' mm Dicke , 1 cm H(»he und von Objektträgerbreite daran lege, 

 dann wieder einen Objektträger folgen lasse etc. Stets stellt man 

 die Schnitte nach derselben Seite ; dadurch erleichtert man sich 

 später die Arbeit beim Herausnehmen der Gläser. 



Liegen nicht genügend Objektträger zur Bearbeitung vor, um 

 damit die Klammer ganz zu fallen imeine größten Klammern fassen 

 14, die kleineren 9 Objektträger), so füllt man diese vollends mit 

 Zwischenscheiben an. Um die Schnitte zu deparathnieren , tut man 

 am besten, ein Glas (gewöhnliches Trinkglas) mit Xylol kurze Zeit 

 vorher, in den Brutofen zu stellen, und in das auf 40*^ oder 50^ C. 

 erwärmte Xylol den Apparat , an dem ein kleiner Handgritt" befestigt 

 ist, einzutauchen, bis die Schnitte parattinfrei sind, was in sehr 

 kurzer Zeit erreicht ist. — 



Die weitere Behandlung ist die gewöhnliche, nur ist es im all 

 gemeinen gut, die Objektträger bei der Übertragung von einer Flüssig- 

 keit in die andere abträufeln zu lassen, da man sonst zu große 

 Quantitäten der Flüssigkeiten nötig hat. Auch die aufhellenden Ole 

 (mit und ohne Eosin) werden von mir gegenwärtig immer in einem 

 Gefäße gebraucht, in welches ich den Apparat mit den Objektträgern 

 setze. Dann erst werden die Gläser herausgenommen, vom überschüs- 



