XXI, "2. Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meß Vorrichtung. 



1 9 1 



Er besteht aus dem drehbaren Objekttische A üblicher Ivon- 

 struktion. Dieser (in der, unseren ersten Probeapparat darstellenden 

 Abb, 1 verhältnismäßig klein bemessene, in den übrigen Abbildungen 

 jedoch schon normal gezeichnete) Tisch ist nun mittels seines koni- 

 schen Hohlzapfens in den Schlitten B spielfrei gelagert, welclier in 

 der Prismenfülirung der mit dem Mikroskopstative unverrückbar ver- 

 bundenen Grundplatte C geradlinig verschoben werden kann. Die 

 beiden Backen der Prismenführung sind auf die Grundplatte auf- 

 geschraubt. Der .Schlitten gleitet auf derselben mittels entsprechender 

 Arbeitsleisten und sind alle Aussparungen so bemessen, daß sowohl 

 der Gebrauch des Abbe sehen Beleuclitungsai»parates unbehindert 

 bleibt , als auch eine Verschiebung aller bewegten Teile gegenül)er 

 den feststellenden um .5 bis G mm ermitglicht wird. 



Die Verschiebung des Schlittens samt Drehtisch erfolgt mittels 

 der Mikrometerschraube D. Die Mutter derselben ist mit der Grund- 

 platte aus einem Stücke gearbeitet, zur Entfernung des toten Ganges 

 geschlitzt und mit Spannschräubchen versehen. An das abgerundete 

 Ende der Schraube legt sich der Schlitten an und wird mittels 

 Feder und Stift E in jeder Stellung an dasselbe angepreßt, wodurch 

 erreicht wird, daß der Schlitten die bei Drehung der Schraube er- 

 folgende Längsverschiebung ohne Spiel sofort mitmacht und auch 

 die Schraube sich in der Mutter spielfrei bewegt. Schraubenachse 

 und Stiftachse fallen selbstverständlich in eine, die vertikale Mittel- 

 linie des Tisches schneidende Gerade, mit welcher auch die langen 

 Führungsprismen parallel liegen; dadiirch wird das Ecken des Schlittens 

 vermieden und eine sanfte, stoßfreie Bewegung gewährleistet. — Be- 

 hufs Dreliung der Mikrometerschraube ist auf ihr freies Ende eine 



