192 Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. XXI, 2. 



am Umfange mit Teilung versehene Trommel F aufgesteckt und 

 durch eine Schraubenmutter an den Bund der Mikrometerschraube 

 angepreßt. Die Trommel gleitet bei ihrer Drehung längs eines auf 

 die Grundplatte geschraubten Zeigers (/, der so gestellt ist, daß er 

 ein deutliches Ablesen ermöglicht. Befindet sich der Schlitten in 

 seiner Mittellage, d. h. fällt die Tubusachse mit der Mittellinie der 

 Drehplatte zusammen, so steht der Nullstrich der Trommelteiiung auf 

 dem Nullstriche des Zeigers •, verschiebt man den Schlitten durch 

 Drehung der Schraube, so werden am Arme des Zeigers die ganzen 

 Schraubenumdrehungen, an der Trommel hingegen die Bruchteile der 

 Umdrehungen abgelesen. — Die Bezitferung ist so durchgeführt, daß 

 sie auf der oberen Trommelhälfte gegen das Stativ hin fortschreitend 



die Verschiebungsgröße unmittelbar in Millimetern, bezieliungsweise 

 Bruchteilen desselben angibt. 



Bei unserem Versuchsapparate beträgt die Ganghidie der Schraube 

 0*5 mm. Der Umfang der G(j mm im Durchmesser haltenden Trommel 

 ist in r)00 Teile geteilt, so daß der Verdrehung um einen Teilstrich 

 eine Schlittenverschiebung von 1 /t entspricht. Dabei stehen zwei 

 Teilstriche um ()'41 mm voneinander ab und er m()gli ch e n ein 

 bequemes Ablesen unmittelbar der ganzen Tausendstel 

 und Schätzung der Z ehn t a u se n d st e 1 Millimeter. 



Der Apparat gestattet fünf ganze Umdrehungen der Trommel nach 

 vorne und hinten , also eine totale Verschiebung des Tisches um 

 5 mm, was sich in jeder Beziehung als entsprechend erwies. 



Selbstredend kann bei Verwendung einer feineren Schrauben- 

 ganghöhe oder Vergrößerung des Trommeldurchmessers der Wert 



