XXI, 2. Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. 



193 



eines Teilstriches nocli heruntergesetzt werden, doch wird ersteres 

 Mittel aus Gründen, welche mit der Herstellung und Dauerhaftigkeit etc. 

 im Zusammenhange stehen, — und das andere durch die Handlichkeit 

 des Apparates zwischen gewissen Grenzen gehalten, so daß es sehr 

 wahrscheinlich ist, daß die von uns gewählte Teilung der zweck- 

 mäßigsten nicht ferne steht, um so weniger, als die erreichte Ge- 

 nauigkeit eine ganz zufriedenstellende ist. 



Auf die weitere Einrichtung des Mikroskops übt unsere Meß- 

 vorrichtuug nur insofern Einfluß, als das Zentrieren mittels des Ob- 

 jektivs erfolgen muß, weil der Drehtisch nur in der Schubrichtung 

 des Schlittens verschiebbar ist. — Weiters ist das Okular mit einem 

 Knopfe zu versehen, der, in einen entsprechenden Schlitz des Tubus 

 eingreifend, das Fadenkreuz derart fixiert, daß der eine Faden in 

 die Schlittenschubrichtung falle, der andere darauf senkrecht stehe. 

 Ersterer dient zum Orientieren des OI)jekts, der letztere zum Messen 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXI, 2. 13 



