194 Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. XXI, 2. 



selbst (wobei man immer nur eine Seite des Fadens in Betracht zu 

 nehmen hat, sonst wird die Dicke desselben auch mitgemessen). Im 

 übrigen bleibt das allgemeine Verweudungsgebiet des Mikroskops 

 uneingeschränkt. Des ungehinderten Gebrauches des Abbe sehen Be- 

 leuchtungsapparates gedachten wir schon oben. — Beim Gebrauche 

 eines Zeichenapparates würde die Trommel bei der gebräuchlichen 

 Stellung des Mikroskops wohl hinderlich sein, allein es läßt sich 

 dem durch Verdrehung des Mikroskops um einen rechten Winkel, 

 wobei die Trommel gegen den Beobachter hin zu liegen kommt, 

 auf die einfachste Weise abhelfen. Im übrigen wird man durch 

 die Trommel nach einiger Angewöhnung kaum gestört, und es 

 kann das Mikroskop im gewöhnlichen Gebrauche ungehindert be- 

 nützt werden. 



Den Genauigkeitsgrad der Vorrichtung untersuchten wir durch 

 Vornahme einer größeren Anzahl (über 200) von Messungen, deren 

 Ergebnis wir nach Bedarf mittels des Okularmikrometers prüften. 

 Unseren in der mechanischen Werkstätte der hiesigen Hochschule 

 für Berg- und Forstwesen ausgeführten Probeapparat ließen wir, ob- 

 wohl er für ein größeres Mikroskopmodell bemessen wurde , auf ein 

 kleineres LEiTzsches Mikroskop aufmontieren, mit dessen uns zu Ge- 

 bote stehenden Linsenkombiuationeu wir bloß eine 450fache Vergröße- 

 rung erzielen konnten. 



Die mittels der Versuchsvorrichtung vorgenommenen Messungen 

 erfolgten durchwegs bei dieser Vergrößerung. Die Kontrollmessungen 

 mittels des Okularmikrometers hingegen führten wir zum Teil bei 

 Verwendung desselben Instruments und derselben Vergrößerung, zum 

 Teil aber auch mit einem großen Seibert sehen Mikroskope bei 

 88Gfacher Vergrößerung durch. — - 



Offenbar hatte es sicli in diesem Falle um Beantwortung fol- 

 gender Fragen zu handeln. 



1) Ist die Ganghöhe der Schraube und die Trommelteilung 

 durchwegs gleich und der absolute Wert der Ablesung richtig; d.h. 

 hat ein Schraubengang und das Teilungsintervall der Trommel tat- 

 sächlich den vorausgesetzten Wert? 



2) Ist der Lauf des Schlittens spielfrei, d. h. tritt nirgends 

 toter Gang auf? 



3) Welchen Eintluß üben die l)ei Einstellung des Objektes und 

 der Ablesung der Trommel unvermeidlichen Beobachtungsfeliler aus? 



4) Wie verhält sich das Messverfahren im ])raktischen Ge- 

 brauche und welchen Zeitaufwand erfordert dasselbe? 



