XXI, '2. Tiizson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorriclituna^. 195 



Ad 1. Punkt 1 ist in erster Linie Frage der Aiisfiilinmg-. Wir 

 hegten diesbezüglich bei unserem Versuchsapparate insofern keine 

 allzuweitgehende Erwartungen, als unsere Werkstätte ja nicht speziell 

 der Ausführung derartiger Präzisionsinstrumente dient. Trotzdem 

 war der Erfolg zufriedenstellend. 



Den Vergleichsmaßstab gab ein Objektmikrometer ab, bei welchem 

 2 mm in 200 Teile geteilt waren , also der Wert eines Intervalls 

 0*01 mm beträgt. Der Tisch wurde in die Mittellage gebracht und 

 der erste Teilstrich des Objektmikrometers unter den Faden des 

 Okulars gestellt. Nun erfolgte ein Verschieben des Tisches nach 

 rechts von Hundertstel zu Hundertstel Millimeter innerhalb des ersten 

 halben Millimeters 5 und dann weiter von 0'5 zu 0*5 mm die ganze 

 Teilung entlang. Bei den Ablesungen im ersten halben Millimeter 

 betrug die Summe aller 50 Ablesungen 0*501 1 mm, daher der mittlere 

 Wert eines Teilungsintervalles 0*01002 mm. Nach der Methode 

 der kleinsten Quadrate gerechnet war (die Teilungsintervalle des 

 Objektmikrometers alle als gleich groß vorausgesetzt) der wahrschein- 

 liche Fehler einer Ablesung +0*3 /^, also der Wert einer Mikro- 

 meterteilung 0*01002 + 0*0003 mm. 



Die Summe der 4 halbmillimetrigen Intervalle ergab 2*0009 mm. 



Bei Wiederholung desselben Vorganges , jedoch Verschiebung 

 des Tisches von der Mittelstellung nach links ergab sich : Summe 

 aller 50 Ablesungen in einem halben Millimeter 0*4975 mm, daher 

 der mittlere abgelesene Wert eines Mikrometerteilstriches 0*00995 mm. 

 Wahrscheinlicher Fehler einer Ablesung 0*395 jti und wahrschein- 

 licher Wert eines Intervalls 0*00995 mm + 0*0004 mm. 



Die Summe der vier halbmillimetrigen Intervalle ergab sich mit 

 unserer Messvorrichtung genau zu 2 mm. 



Es ist somit sowohl die Ausführung, als auch die Leistungs- 

 fähigkeit des Versuchsapparates eine zufriedenstellende. Von einer 

 Spezialwerkstätte ausgeführt, wird die Vorrichtung zweifelsohne noch 

 günstigere Ergebnisse aufweisen. 



Ad 2. Der spielfreie Gang des Schlittens muß in erster Linie 

 durch die Wahl einer richtigen Konstruktion gewährleistet werden. 

 Behufs seiner Feststellung drehten wir nach Vornahme einer Anzahl 

 Ablesungen die Trommel in ihre Anfangsstellung zurück, und fanden 

 jedesmal, daß der Faden des Okulars genau auf die Ausgangsstelle 

 einspielte, somit toter Gang niemals bemerkbar war. Die Anwendung 

 der, durch Federpressung jederzeit in der gleichen Richtung ge- 

 drückten und bei ihrer Drehung gleichzeitig achsial fortschreitenden 



