196 Tuzson-Herrmann: Objekttisch mit Meßvorrichtung. XXI, 2. 



Mikrometerschraube mit feststehender Mutter, Imt sich also, wie 

 vorauszusehen war, auch in diesem Falle voll bewährt. 



Ad 3. Es wurde ein und dieselbe Länge (das nämliche Teil- 

 stück eines Objektmikrometers) wiederholt gemessen und gefunden: 



Somit beträgt der wahrscheinliche Fehler einer der 

 10 (im allgemeinen der n) Messungen 



während der Fehler des Mittels 



(p = -^ = 0-05 fx 



und somit der wahrscheinliche Wert des Mittels 



0-01009 + 0-00005 mm = 10-09 + 0-05 fi ist. 



Der Einfluß der bei der Objekteinstelluug und Tromrael- 

 ablesung begangenen Fehler ist als ganz unwesentlich zu bezeichnen 

 und kann durch wiederholtes Messen und Bestimmung des Mittel- 

 wertes auf ein, jeder Bedeutung entbehrendes Maß herabgedrüekt 

 werden. 



Ad 4. Vergleichsmessungen, an den nämlichen Objekten , ein- 

 mal mittels unseres Schlittenmeßtisches, dann mit dem Okularmikro- 

 meter vorgenommen, ergaben in // folgende Reihen : 



