XXI, 3. Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 283 



leicht zum Reinigen aus der Fassung herausnehmen untl dann wieder 

 an die alte Stelle setzen. 



Die Fassung des Kollektors ist ebenso eingerichtet wie die 

 des Kollimators , abgesehen davon , daß die Säule des ersteren 

 nicht auf einem Reiter sitzt, sondern auf das quere Eisenstück auf- 

 geschraubt ist. 



Die richtige Höhe ist bei allen Teilen, abgesehen natürlich von 

 dem Funkenstäuder, durch Hülsen von abgeglichener Länge, die über 

 die Reiterstifte geschoben sind, gewährleistet, genau wie es bei dem 

 großen Zeiss sehen Projektionsapparat der Fall ist. 



Die elektrischen Apparate zur Erzeugung des Funkens. 



Die Schaltung der Funkenstrecke ist in Figur 7 dargestellt. 

 Die beiden Elektrodenhalter sind zunächst durch zwei Drähte mit 

 den beiden Belegen einer Leidener Flasche K verbunden. Die Ka- 

 pazität dieser Flasche ist etwa 0,002 Mikrofarad. Die Stanniol- 

 belege der Flasche sind ihrerseits wieder mit Belegen aus Zink- 

 blech bedeckt, von denen der äußere durch Klemmringe, der innere 

 durch federnde Ringe fest an die Stanniolbelege angepreßt wird. 

 Die Leitungsdrähte sind durcli Klemmen mit diesen Zinkbelegen ver- 

 bunden. Auf diese Art wird eine sehr vollkommene Verbindung der 

 Leitungsdrähte mit den Belegen der Flasche gewährleistet, und da- 

 mit werden Störungen, die an dieser Stelle leicht durch schlechte 

 Kontakte verursacht werden können, vermieden. Die Kenntnis dieser 

 Einrichtung verdanke ich Herrn Professor E. Braun in Straßburg, 

 der auch die Freundlichkeit hatte, mir eine derartige Flasche zur Probe 

 zur Verfügung zu stellen. Die Verbindungsdrähte sollen etwa 1 — 2 mm 

 stark und möglichst kurz sein, vor allem aber keine Schleifen oder 

 Windungen bilden, damit die Selbstinduktion dieses Stromkreises 

 möglichst klein wird. Alle Kontakte müssen sorgfältig blank gehalten 

 werden, damit nicht an solchen mangelhaften Kontakten kleine 

 Fünkchen auftreten, die einmal einen Teil der Energie absorbieren, 

 dann aber auch die Metallteile an der betreffenden Stelle rasch zer- 

 fressen. 



Durch ein zweites Paar von Leitungsdrähten sind die Elek- 

 trodenhalter mit den sekundären Klemmen des Induktors T verbun- 

 den. Statt dessen können die sekundären Klemmen des Liduktors 



