XXI, 3. Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. 291 



Mikroskop übertragen werden könnten. Aus demselben Grund sollte 

 man auch den Induktor und die Leidener Flasche nicht unter dem 

 Mikroskop und der Kamera, sondern, wie schon oben empfohlen, 

 unter dem Beleuchtungsapparat aufstellen. 



Kamera, Fnßplatte und Mikroskop stellt man also auf die eine, 

 den Beleuchtungsapparat auf die andere Platte und nivelliert sie mit 

 den Stellschrauben. Die Elektrodenhalter verbindet man durch die 

 erforderlichen Drähte nach dem Schema Figur 7 mit dem Induktor 

 und der Leidener Flasche. 



Den Träger für den Sucher dreht man so, daß er gerade über 

 den Tubus des Mikroskops kommt, und rückt die Fußplatte so, daß 

 die Achse des auf ihr festgeschraubten Mikroskops gerade durch die 

 Mitte des Ringes geht, in den der Sucher eingesetzt wird. Die 

 richtige Stellung ist leicht zu finden, wenn ein schwaches Okular 

 im Tubus steckt. In der richtigen Stellung klemmt man die Fuß- 

 platte durch Anziehen der Schraube S.^ (Fig. 3 u. 4) fest. 



Das Mikroskop, das am besten mit einem Schlitten-Objektiv- 

 wechsler ausgerüstet ist, versieht man mit einem schwachen Objekt 

 — etwa A, AA oder 16 mm — , das zusammen mit den Monochro- 

 mateu zentriert ist, und setzt den Quarzkondensor, und zwar die 

 dreilinsige Kombination, ein. 



Als Präparat ist für die erste Einstellung ein feiner, gefärbter 

 Kokonfaden zu empfehlen, den man leicht durch Zerzupfen eines 

 schwarzen Seidenfadens erhält. Man legt ihn in Glyzerin ein, das 

 mit etwas Fluoreszemlösung versetzt ist; das Deckglas darf aus ge- 

 wöhnlichem Glase bestehen, der Objektträger muß dagegen durch- 

 lässig sein. Man bringt das Präparat in einen Heidenhain sclien 

 Aluminiumobjektträger eingelegt auf das Mikroskop. 



In den Diaphragmenträger des Abbe sehen Beleuchtungsapparats 

 legt man die üranglasscheibe, die mit der Kreislinie versehene Seite 

 nach unten gewandt, ein. Bei passender Einstellung muß man dann 

 das vom Kondensor etwas oberhalb der Objektebene entworfene Bild 

 jener Kreislinie wie auch das Bild des Prismas P (Fig. 4 u. 5) in 

 der Mitte des Sehfeldes sehen. Etwaige Abweichungen korrigiert man 

 mittels der Zentriervorrichtung des Kondensors. 



Innerhalb des Bildes von P soll bei etwas tieferer Einstellung 

 das Bild des Kollektors /C erscheinen. Liegen beide Bilder nicht 

 konzentrisch, so ist der Fehler, je nach der Richtung der Abweichung, 

 entweder durch Drehen des das Prisma enthaltenden Schiebrohrs, 

 oder durch Heben oder Senken des Beleuchtungsapparats zu korri- 



19* 



