292 Köhler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 3. 



gieren. Letzteres geschiebt durch gleichmäßiges Drehen der drei 

 Nivellierschrauben der optischen Bank. Falls das nicht ausreicht, 

 haben die Tische nicht die richtige Höhendifferenz und dieser Fehler 

 muß dann durch passende Unterlagen unter den Tischen ausgeglichen 

 werden. 



Um sich zunächst einmal in dem ultravioletten Spektrum zu 

 orientieren, stellt man einen schmalen Fluoreszenzschirm in der durch 

 die Linie i angedeuteten Lage auf die Platte a b c d und versieht 

 den Funkenständer mit Magnesiumelektroden. 



Soweit hat man die Arbeiten im erhellten Zimmer auszuführen. 

 Bei den nun folgenden Manipulationen, insbesondere auch während 

 der Benutzung des Suchers und während der Aufnahme verdunkelt 

 man das Zimmer und beleuchtet es für gewöhnlich nur soviel, daß 

 man noch bequem die Apparate bedienen kann. Auf diese Art ver- 

 hindert man, daß die Empfindlichkeit des Auges für das immerhin 

 nur schwache Fluoreszenzlicht durch überflüssiges Nebenlicht herab- 

 gesetzt wird. 



Dann schließt man den Strom und bringt durch Heben und 

 Senken der ganzen Funkenstrecke und durch Drehen des ganzen 

 Beleuchtungsapparats um die unter dem Prisma P^ liegende Stell- 

 schraube das hellste, am weitesten abgelenkte Funkenbild auf die 

 vor dem -\- (Fig. 8) befindliche Stelle des Fluoreszenzschirmes. Durch 

 Verschieben des Kollimators K^ stellt man das Bild möglichst scharf 

 ein, wegen seiner großen Intensität und seiner Lage am Ende des Spek- 

 trums ist dieses Funkenbild sehr leicht aufzufinden und kaum mit 

 einem anderen zu verwechseln. 



Ersetzt man nun, ohne sonst an der Stellung der Apparate etwas 

 zu verändern, die Magnesiumelektrodeu durch Kadmiumelektroden, 

 so fällt das der Linie 17 (l = 275) entsprechende Funkenbild nahe 

 au dieselbe Stelle, wo das Bild der Magnesiumlinie 280 lag. Es 

 wird nur ein wenig weiter abgelenkt. Es folgt dann ein noch etwas 

 lichtschwächeres Bild {l = 2bl) und dann wieder ein Paar sehr helle 

 und ein etwas weniger helles Funkenbild. Die letzteren werden 

 aber erst einigermaßen scharf abgebildet, wenn man den Kollimator 

 dem Funken etwas mehr nähert. Die den anderen lichtschwächeren 

 ultravioletten Kadmiumlinien dieser Region entsprechenden Funken- 

 bilder fallen bei dieser Art der Beobachtung kaum auf. Daß nur 

 ein Funkenbild und seine nächsten Nachbarn bei einer bestimmten 

 Einstellung des Kollimators K^ scharf erscheinen, ist natürlich eine 

 Folge der chromatischen Unterkorrektion des abbildenden Systems. 



