296 Kühler: Mikrophotographische Untersuchungen. XXI, 3. 



Voraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieses Verfahrens 

 ist natürlich, daß die Schiebekassette nicht zu schwer geht, und daß 

 man womöglich ein Stativ mit einer sehr feinen und sicher gehenden 

 Mikrometerbewegung, wie der BERGERSchen, ^ benutzt. 



Auch die schärfste Einstellung für eine bestimmte Struktur sucht 

 man mit Hilfe dieser Schiebekassette auf, wenn die Deutlichkeit des 

 Bildes im Sucher dafür nicht ausreicht. Die Methode ist dann die- 

 selbe, die man bei Spektralaufuahmen im Ultraviolett anzuwenden 

 pflegt, oder die man in der Reproduktionstechnik benutzt, um die 

 schärfste Einstellung bei Strichreproduktionen zu ermitteln. 



Ich verkenne nicht, daß dieses Verfahren imter Umständen Zeit 

 und Platten kosten kann; das ist eben ein Zoll, den wir zahlen 

 müssen, wenn wir die Grenzen überschreiten wollen, die imseren 

 Sinnesorganen nun einmal gezogen sind. 



Man könnte vielleicht denken, diese Schwierigkeit ließe sich 

 umgehen, wenn es gelänge, die Objektive und Okulare, ähnlich wie 

 die photographischen Objektive gewöhnlicher Art, für eine Farbe 

 im Ultraviolett und außerdem noch für Gelb oder Grün zu achro- 

 matisieren, wie es Czapski^ vorgeschlagen hat. Will man aber weit 

 in das Gebiet der ultravioletten Strahlen eindringen, um Licht von 

 erheblich kürzerer Wellenlänge als sie das Tageslicht besitzt, wirk- 

 sam zu machen, dann reicht die Zahl der zur Verfügung stehenden 

 durchlässigen Medien für die Herstellung einer solchen Korrektion 

 nicht mehr aus. 



Aber selbst wenn auch die erforderlichen Materialien zur Ver- 

 fügung stünden, würde man schwerlich mehr erreichen, weil ja die 

 feinsten Details, zu deren Erforschung eben das kurzwellige Licht 

 erforderlich ist, bei gelbem oder grünem Licht überhaupt nicht, oder 

 doch nicht in der Form sichtbar sind, wie sie durch das kurzwellige 

 Licht auf der photographischen Platte abgebildet werden. Daher 

 würde die bei gelbem oder grünem Licht bewirkte Einstellung doch 

 nur einen recht problematischen Wert haben. 



Schon allein wegen der verschiedenen Wellenlänge des wirk- 

 samen Lichtes müssen die beiden Bilder etwa ähnliche Unterschiede 

 zeigen, wie sie bei subjektiver Beobachtung bestehen zwischen den 

 Bildern, die ein Trockensystem von der numerischen Apertur 0*65 



*) Berger, M., Ein neuer Mikroskopoberbau (Zeitschr. f. Instrumentenk. 

 Bd. XVIII, 1898). 



^) Siehe die S. 134 zitierte Abhandlung. 



