XXI, 3. Lichtenberg:: ObjekttrJigergcstellz. gleichzeitig. Behandlung'. •]•>?> 



Alkalcscenz der gebriiuehiic lien Färbiingsmittel keine so l)edeiiteii(l(' 

 ist , und wenn man noch dazu sich ein Metall aussucht , welches 

 sogar gegen starke Säuren und Alkalien widerstandsfähig ist. 

 kann man unbesorgt das wertvollste üntersuchungsmaterial solchem 

 metallischen Apparate anvertrauen. Mein Gestell ist aus Nickelin 

 verfertigt, die Lötungen mit Silber vorgenommen, ist mit einem 

 Wort für unsere Zwecke „säurefest". Seine GriUJe ist mit der 

 des dazu gelieferten Gefäßes in Einklang gebracht. Die 12 Objekt- 

 träger, die auf einmal damit gefärbt werden können, werden ^on 

 zirka 175 ccm Flüssigkeit gleichmäßig umspült, und man kann die 

 ganze Vorrichtung, sogar ohne mit den Fingern in die Farbliisung 

 zu tauchen, am oberen Verbindungsarm ra4) anfassen und im be- 

 treffenden Medium auf und ab und ein wenig nach den Seiten be- 

 wegen. Apparate für mehr als 12 Objektträger zu verfertigen, 

 halte ich nicht für zweckmäßig. Wenn man die Gläser einander 

 nicht gefährlich nalie rückt, verstößt man gegen das zweite unserer 

 Vostulate. Wenn man mehr als 12 Objektträger zu färben hat, soll 

 man mehrere Apparate hintereinander in Anwendung nehmen. Durch 

 solche kontinuierliche Arbeitsweise kommt man schnell zum Ziele. 

 Der Preis wird wohl der Anschaffung mehrerer Apparate nicht im 

 Wege stehen. Der Flüssigkeitsverbrauch wird außerdem noch da- 

 durch verringert, daß die Tröge einen schweren, mit einem tiefen, 

 eingeschnittenen Falz versehenen Deekel besitzen, wodurch das Ver- 

 dunsten der Flüssigkeiten auf ein Minimum reduziert wird. 



Was die Handhabung anbelangt, so läßt man die Objektträger 

 mit der beklebten Seite in gleicher Richtung gewandt, in je zwei 

 der korrespondierenden Einschnitte, der oberen (B) und unteren (Ci 

 Seitenarme hineingleiten, die gelockerte Schraube (D) am Verbin- 

 dungsarm wird, nachdem die Seitenarme zusammengedrückt sind, fest 

 angezogen, und die Färbungsprozedur kann beginnen. Diese P]in- 

 stellung der Seitenarme hält die Objektträger so fest, daß das Mani- 

 pulieren wohl keine Gefahr für die Präparate in sich birgt. Die Kon- 

 struktion des Verbindungsarms bringt es mit sich, daß der Apparat 

 für alle gebräuchlichen Objektträgerformate \erwendet werden kann. 

 Die Überführung geht mittels des erwähnten Verbindungsarms glatt 

 vor sich. Die Verunreinigung der F'lüssigkeiten kann man durch 

 Abtropfenlassen oder Absaugen der anhaftenden Tropfen fast ganz 

 vermeiden. Immerhin halte ich es für praktischer, die Zahl der 

 Medien bei der f'berführung zu vermehren — man schaltet die 

 empfindlichsten derselben (als abs. Alkohol , Xylol) einfach zweimal 



21* 



