338 Referate. XXI, 3. 



wichtigen Zweck, und die wissenschaftliche Mikroskopie ist daher 

 zu der Forderung völlig berechtigt, daß die Verbesserungen des In- 

 struments stets in erster Linie darauf gerichtet seien, es so nützlich 

 als möglich für den ersten Zweck zu machen, daß aber nicht in der 

 Optik des Mikroskops in erster Linie Steckenpferde irgendwelcher 

 Art geritten werden." 



Die Abhandlung über die Beleuchtung durch weitgeöffnete Strah- 

 lenkegel enthält die Erklärung dafür, daß wohl bei stark gefärbten 

 Präparaten die Anwendung weitgeöft'neter Beleuchtungskegel (Methode 

 von R. Koch) angebracht sei, während bei ungefärbten Elementen 

 dadurch unter Umständen eine Vernichtung des Gesamtbildes herbei- 

 geführt werde. Die gefärbten Teile wirken nur durch Absorption, und 

 die von ihnen erzeugten Beugungsspektra sind für verschiedene Schiefe 

 der Beleuchtung untereinander gleich, während die ungefärbten 

 Strukturen nur durch verschiedene Brechung und verschiedene Ver- 

 zögerung des durchgelassenen Lichtes wirken und somit unähnliche 

 Einzelbilder verursachen, deren Vermischung bei weit geöffnetem Be- 

 leuchtungskegel eben jene Vernichtung des Gesamtbildes zustande 

 bringt. 



Die Erörterungen über die richtige Definition der Vergrößerung 

 gingen von dem gewiß richtigen Standpunkte aus, daß die übliche 

 Art der Angabe der Vergrößerung einer Linse oder eines Linsen- 

 systems recht sonderbar und unrationell sei. Abbe schlug deshalb 

 vor, statt der linearen Vergrößerung für eine bestimmte Entfernung 

 die „vergrößernde Kraft" einzuführen , die durch den reziproken 

 Wert der Brennweite gemessen wird.^ Er wollte dadurch der be- 

 sonders unter den Mikroskopikern verbreiteten Meinung, daß die 

 Leistung des Mikroskops von der Akkommodation des beobachtenden 

 Auges abhängig sei, entgegentreten. Wegen der etwas abstrakten 

 Fassung des Begriffes der vergrößernden Kraft ist diese ohne Zweifel 

 viel richtigere Bezeichnung fast ganz unbeachtet geblieben, und die 

 Vergrößerungstabellen in den Katalogen der optischen Werkstätten 

 enthalten immer noch die für eine Sehweite von 250 mm geltenden 

 linearen Vergrößerungen, obwohl dadurch erfahrungsgemäß oft die 

 sonderbarsten Vorstellungen hervorgerufen werden. 



Von den übrigen in den ersten Band der Sammlung aufge- 

 nommenen Abhandlungen soll nur noch auf VII: (ber mikrometrische 



*) In der Ophthalmologie war eine ähnliche Bezeichnung für die 

 Stärke der Brillengläser (Dioptrieen) schon früher eingeführt worden. 



