438 Studnicka: Über die Anwendung des Abbeschen Kondensors. XXI, 4. 



struierte Vorrichtungen entbehren und kommt mit jenen Instrumenten 

 aus, die ohnehin ein jeder Mikroskopiker besitzt. 



Am Ende dieses Artikels will ich noch einen einfachen Objekt- 

 tisch zum Untersuchen mikroskopischer Präparate mit Hilfe des 

 Abbe sehen Kondensors, wie er nach meinen Angaben von der mecha- 

 nisch-optischen Werkstatt des Herrn Arnold Klicnik in Brünu 

 (Rudolfsgasse 23) verfertigt wird, beschreiben. 



Die betreffende Vorrichtung, die in Figur 1 dargestellt ist, 

 und die sich ebensogut mit aufrechtstehendem, wie auch mit um- 

 gelegtem Mikroskope anwenden läßt, besteht aus einem langen dreh- 

 runden Stabe ÄB^ der in einem bei S am Mikroskoptische befestigten 

 Ringe verschiebbar ist.^ Beim aufrechtstehenden Mikroskope ist dieser 

 Stab nach oben verschoben , beim nach hinten geneigten wird er, 

 wie es die Abbildung zeigt, nach unten geschoben. Auf diesem 

 Stabe, der drehrund ist, befindet sich der frei verschiebbare und in 

 jeder Lage durch eine Stellschraube zu befestigende untere Objekttisch 

 und der ebenfalls verschiebbare (übrigens, wie wir sagten, ganz gut 

 entbehrliche) Planspiegel. 



Der eigentliche Objekttisch , der in Figur 2 in der Ansicht 

 von der Fläche dargestellt ist, ist ganz leicht und im ganzen huf- 

 eisenförmig; er besteht aus einer dünnen Blechplatte. Durch be- 

 sondere Federn (F) werden an ihm die Präparate befestigt, außer- 

 dem können sich diese unten an die nach oben umgebogenen beiden 

 Ränder der Tischplatte stützen. Das Präparat kann au dem Tische 

 ein wenig seitlich verschoben werden, sonst muß es mit dem Tische 

 bewegt werden. Die seitliche Bewegung des ganzen Tisches ge- 

 schieht mittels eines in eine Rinne des Nusses (N) leicht beweg- 

 lichen Schlittens , die Bewegung von vorne nach hinten geschieht 

 durch Drehung um die den Tisch tragenden Stange A B. Auf diese 

 Weise kann man jede Stelle des Präparates in die Mitte des Seh- 

 feldes bringen. Für besonders große Präparate muß man natürlich 

 besondere große Tische haben. 



Der Spiegel, der ebenfalls an der Stange ^-B verschiebbar ist, 



1) Um die ganze Vorrichtung auch mit Mikroskopen, die einen runden 

 Objekttisch haben, benützen zu können, wäre es besser, wenn der Stab ab 

 mittels einer Scharniere an einem besonderen Fuße befestigt und an den 

 Rand des Objekttisches nur angelehnt wäre. 



