XVU, 1. 



N e u b r g e r ; Ein einfaches Sebulmikrotüm. 



3 



legnngeii in Geltung, nnd es wird das Messer, beginnend mit dem 

 Anfang A der Schneide und mit anfangs sehr geringem, dann aber 

 stetig zunehmendem, vom 01)ject herrührendem Gegendruck durch 

 letzteres hindurch gezogen (Figur 3). 



Dass diese Ueberlegung richtig ist, zeigen die guten Erfolge, 

 die mit einem so gebauten Instrument in hiesigen Universitäts-Insti- 

 tuten und von mir erzielt worden sind. Die praktische Ausführung 

 ergiebt sich aus Folgendem: 



Ein horizontaler krahnartiger Arm ruht auf horizontaler Boden- 

 platte, die am Tisch befestigt wird, und kann um eine verticale Achse 



^N^Uiii*' 



2. 



zwischen zwei Stahlspitzen, von denen die untere verstellbar und durch 

 Gegenmutter zu befestigen ist, um mehr als 180^ gedreht werden. 

 Der Arm ist in seiner äusseren Hälfte vertical geschlitzt. An ihm 

 kann mittels einer durch Flügelmutter anzuziehenden Schraube, welclie 

 im Schlitze ist, die das Messer tragende WALs'sche Gahel fest- 

 geschraubt werden. Lockert man die Schraube, so kann die Gabel 

 um die Achse der Schraube gedreht werden. Die Gabel ist so aus- 

 geführt, dass die etwa o'5 cm lange Schneide eines links geschliffenen 

 HEXKixG-Messers (von W. Walb in Heidelberg) tiefer liegt als die 

 tiefste Stelle der Gabel. Der Objecthalter besteht, wie z. B. beim 



1* 



