158 



Hart wich: Ueber ein neues Mikrometerocular. 



XVII, 2. 



den feststehenden Faden bringt und den anderen, beweglichen Faden 

 mit der Mikrometerschraiibe auf den anderen Rand einstellt. Auch 

 bei stark gefärbten Objecten ist der über das Object weggieitende 

 Faden gut zu erkennen. Dann wird der Tubus etwas gehoben, bis 

 das Object verschwindet und zwischen den beiden Fäden abgelesen. 

 In dieser Construction ist das Instrument berechnet für den 

 Gebrauch in einem Mikroskop, dessen Tisch mit einer Vorrichtung 



zum Verschieben des Präparates versehen ist, 

 so dass es keine Mühe macht, das Object 

 an den ersten , festen Faden zu bringen. 

 Bei einem einfacheren Stativ ohne die ge- 

 nannte Vorrichtung macht das einige Mühe, 

 da die Bewegung mit der Hand ausgeführt 

 werden muss. Die Herren Zulauff und 

 ZscHOKKE fertigen daher das Instrument auch 

 SO an, dass beide Fäden beweglich sind. Das 

 Aeussere desselben und die leichte Hand- 

 habung desselben wird dadurch nicht beeinträchtigt. Es befindet sich 

 dann an den Fortsätzen jederseits des Instrumentes (Figur 1) eine 

 Mikrometerschraube, von denen jede einen Faden in Bewegung setzt. 

 In der zuerst beschriebenen Construction kostet das Ocular 

 40 Franken, in der zuletzt genannten 48 Franken. Es functionirt 

 tadellos. 



[Eingegangen am 22. .Juli 1900.] 



