160 



Alb recht: Eine neue Construction eines Mikrotoms. XVII, 2. 



Die Objectklammer ist leicht in den drei Richtimgen des Raumes 

 — in der verticalen durch Zahn und Trieb — verstellbar nnd kann 

 ausserdem durch einfache Lockerung einer Schraube (d) höher oder 

 tiefer gestellt oder auch vollständig entfernt und durch eine andere 

 Klammer oder z. B. durch einen Gefrierapparat ersetzt werden. 



Die Mikrometerschraube ist fix, d. h. sie braucht nie aus ihrer 

 Schraubenmutter herausgenonnnen zu werden. Kaeh der groben Ein- 



stellung des Objectes erfolgt die feinere mittels der Mikrometer- 

 schraube durch eine ähnliclie Einrichtung, wie sie auch bei anderen 

 Mikrotomen construirt ist. Die Mikrometerschraube trägt nämlicli 

 eine kreisförmige Scheibe, deren Peripherie eine genaue Zahnein- 

 theilung besitzt. An diesem Zahnrade ist ein in Grade eingetheiltes 

 Kreissegment (h) verschieb- und verstellbar, so dass damit die Anzahl 

 der Zähne (und zwar ein bis 10 Zähne; ein Zahn = 1 //) eingestellt 



