162 



Müller: Eine Drehscheibe als Diapositivträger, 



XVII, 2. 



Sowohl in Paraffin wie in Celloidin eingebettete übjecte können 

 auf dem Mikrotome in gleich tadelloser Weise geschnitten werden, 

 und zwei von den im Vorstehenden beschriebenen Mikrotomen, die 

 seit einiger Zeit im Wiener pathologisch-anatomischen Institute in 

 Verwendung stehen, haben sich in jeder Hinsicht durchaus bewährt. 



[Eingegangen am 26. März 1900.] 



[Aus der Anatomischen Anstalt zu Tübingen.] 



Eine Drehscheibe 

 als Diapositivträger für Projectioiisapparate. 



Von 

 Dr. Friedrich Müller, 



II. Prosector. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Bei der Vervollkommnung der Projectionsapparate in neuester 

 Zeit ist ein Theil verhältnissmässig wenig berücksichtigt worden, 

 der für ein sicheres Functioniren doch nicht unwichtig ist, nämlich 

 der Diapositivträger. Während man am Mikroskop zahlreiche Neue- 

 rungen, die zu einer bequemen Handhabung förderlich sind, erdacht 

 und angebracht hat, ist der Diapositivträger so ziemlich auf der 

 Stufe stehen geblieben, auf der er anfangs stand. 



In allen bekannteren Apparaten besteht der Träger aus einer 

 seitlich verschiebbaren Platte mit Ausschnitten und Schienen für die 

 Diapositive. In manchen Fällen ist die Vorrichtung nach Behrens' 

 Vorschlage vorhanden, welche es ermöglicht, die eingesetzten Platten 

 so zu drehen, dass sie entweder längs oder quer stehen. Ausser- 

 dem können durch entsprechende Einsätze Platten verschiedener 

 Grösse verwendet werden. 



Was den letzteren Punkt, die Plattengrösse, betrifft, so muss 

 die Verschiedenheit in den benutzten Formaten als sehr bedauerlich 



