XVII, 2. Müller: Eine Drehsclieibe als Diapositivträger. 1(",,3 



bezeichnet werden. Das Einsetzen der verschiedenen Rahmen ist 

 bei der herrschenden Dunkelheit umständlich und zeitraubend, so 

 dass die Projection bei Benutzung mehrerer Formate in hohem Grade 

 erschwert wird. Sehr dankenswerth und erwünscht ist desshalb die 

 Anregung, welche ein einheitliches Format für alle wissenschaftlichen 

 Diapositive vorschlägt, zumal das in Vorschlag gebrachte eine schon 

 in vielen Instituten gebräuchliche Grösse ist, nämlich 8*5 :10 cm. 



Am Tübinger Institut ist dieser Anregung sofort entsprochen 

 und das alte Format 9:12 cm verlassen worden; es werden nur 

 noch Platten 8*5 : 10 hergestellt und benutzt. Entscheidet man sich 

 so für eine bestimmte Grösse , so wird damit schon eine wichtige 

 Vereinfachung erreicht. Bereits vorhandene grössere Platten können 

 wohl in den meisten Fällen durch Beschneiden auf 8"5 : 10 gebracht 

 werden und bleiben brauchbar, in anderen Fällen wird man sich 

 durch Verkleinern helfen. 



In der Annahme, dass dieses „Vereinsformat" bald allgemeinen 

 Eingang findet, werde ich von der Verschiedenheit der Plattengrösse 

 absehen und bei der Beschreibung unseren für das angegebene 

 Format (8'5:10 cm) eingerichteten Apparat zu Grunde legen. Uebri- 

 gens können Aenderungen in dieser Beziehung mit Leichtigkeit 

 angebracht werden. 



Die bisher gebräuchlichen Diapositivträger functioniren bekannt- 

 lich in der Art, dass der Schieber bald nach der einen, bald nach 

 der anderen Seite bewegt wird, so dass einmal diesseits, einmal 

 jenseits des Objectivs ein Diapositiv eingesetzt werden kann. Das 

 hierbei nöthige Hinweggreifen über das Objectiv ist umständlich, 

 aber auch unsicher, weil man nicht genügend mit dem Auge die 

 Manipulation übersehen kann. Bei Apparaten, die nur zur Demon- 

 stration von Diapositiven bestimmt und desshalb im Raimi nicht be- 

 schränkt sind, mag diese Art des Wechseins der Diapositive bei 

 genügender Uebung befriedigen. Bei den combinirten Apparaten 

 dagegen, welche gleichzeitig für die Projection von mikroskopischen 

 Präparaten und von Diapositiven eingerichtet und, wenn in einem 

 Hörsaal aufgestellt, wohl meistens von einem Kasten umgeben sind, 

 wird man, um nicht zu grosse Dimensionen zu bekommen, mit dem 

 Raum sehr sparen. Bei dem neuesten, für unser Institut gelieferten 

 Apparat von Zeiss ist der Kasten so eng, dass ein Wechseln der 

 Diapositive mittels des beigegebenen Trägers nach alter Art geradezu 

 ein Kunststück ist. 



In dieser Nothlage kam ich auf den sehr naheliegenden Ge- 

 ll* 



