208 Kolster: Bequeme Dialysaturen für histologische Zwecke. XVII, 3. 



beschrieben gefüllte, zweite Schale gebracht ist, wobei in Bezug auf 

 die Lage des Präparates dasselbe wie für die erste gilt, wird sie 

 mit ihrem Deckel bedeckt nnd ebenfalls 24 Stunden stehen gelassen. 



In dieser Zeit ist hier ebenfalls ein Ausgleich des Alkoholgehaltes 

 erfolgt , ausserdem aber hat das stark hygroskopische , geglühte 

 Kupfersulfat alle Spuren von Wasser aufgenommen, so dass wir ein 

 wirklich entwässertes Präparat vor uns haben. 



Selbstverständlich braucht nicht der Ausgangspunkt destilirtcs 

 AVasser zu sein. In Fällen , wo das Präparat in GOprocentigem 

 Alkohol ausgewaschen wird, wie z.B. nach Fixirungen mit Pikrin- 

 säure , für welche bekanntlich Wasser vermieden werden muss , hat 

 mau nur eine Doppelschale nöthig und würde alsdann wohl zur 

 Füllung der beiden äusseren Gefässe 80- und OGprocentigen oder 

 absoluten Alkohol wählen. 



ist es wünscheuswertli , die Entwässerung noch schonender vor 

 sich gehen zu lassen , so ist dieses keineswegs ausgeschlossen , nur 

 müssten in solchen Fällen wohl die Grössenverhältnisse der Membran- 

 flächen und des inneren Raumes der mit demselben versehenen ab- 

 gesclilitfenen Glasrohre verändert Averden , um einen entsprechend 

 langsameren Austausch zu erreichen. Allerdings würde der Apparat 

 alsdann schwieriger herzustellen sein, da in solchem Falle die Form 

 complicirter würde , die Gefässe am Boden geschlossen und mit seit- 

 lichen Schnäbeln zur Aufnahme der Membran versehen sein müssten. 

 Die Trichterform wäre unzweckraässig wegen der dadurch erforder- 

 lichen grossen Höhe der Doppelscliale. 



P'ür die allermeisten Zwecke genügt aber schon der Apparat 

 in der oben beschriebenen Form, so dass ich mich bisher nicht mit 

 Versuchen, den Austausch noch zu verlangsamen, abzugeben veranlasst 

 gesehen habe. 



Helsingfors (Finland), im September 1900. 



[Eingegangen am 14. October 1900.] 



