XVII, 3. Referate. 329 



Blastomeren lebender Eier leicht und sicher abgetödtet werden können, 

 ohne dass die Entwicklunji-sfähigkeit der übrigen Theile in Folge des 

 Eingriffes geschädigt wird. Wenngleich dieser Apparat recht zweck- 

 mässig war, so ist er doch, wie Verf. liervorhebt, von keinem weiteren 

 Forscher benutzt worden , obwohl mit seiner Hülfe manche Fragen 

 der Entwicklungsphysiologie zu lösen gewesen wären. Verf. wollte 

 den Apparat zu experimentellen Studien der Gastrulation des Am- 

 phioxus und der Ascidien verwenden, und da Chabry keine Bezugs- 

 quelle angegeben hatte , Hess er ihn in Berlin anfertigen. Dabei 

 suchte er ihn einheitlicher zu gestalten, indem er die bei Chabry's 

 Anordnung getrennten Theile an dem Objecttische befestigte. Diese 

 Abänderungen scheinen dem Verf. den Apparat handlicher und in 

 der Handhabung sicherer gemacht zu haben. Betreffs der genauen, 

 mit Abbildungen versehenen Beschreibung muss auf das Original 

 verwiesen werden. Der Apparat ist vom Optiker Richard Magex 

 in Berlin angefertigt worden. Sckiefferdecker (Bonn). 



Moeli, Das Exe enter-Rotationsmikrotom „Herzberge"' 

 (.Jahressitz. d. Ver. d. deutschen Irrenärzte a. 20. u. 21. A})r. 

 1900 in Frankfurt a. M.: vgl. Neurol. Centralbl. Bd. XIX, 

 1900, No. 10, p. 491—492). 

 Dieses neue Mikrotom ist gemeinsam von den Assistenten der 

 Anstalt in Herzberge Kaplan, Krefft und G. Mayer construirt. Das 

 Messer stellt einen Halbkreis dar , welcher um einen auf seinem 

 Durchmesser liegenden, beliebig wählbaren Punkt rotirt (Excenter;. 

 Bei einer derartigen Rotation muss die Entfernung zwischen dem 

 Drehpunkte und dem jeweilig in Action tretenden Punkte der Schneide 

 wachsen, und zwar um so langsamer, je geringer die« Excentricität 

 gewählt ist. Der grösste Breitendurchmesser des zu schneidenden 

 Präparates ist gleich der doppelten Excentricität. Das halbkreis- 

 förmige Messer, das nicht flach in einer Ebene liegt, sondern einen 

 Theil eines Kegelmantels darstellt, ist an einem in der Mitte mit 

 einer Marke versehenen Messerhalter befestigt, der auf einer zu ihm 

 senkrechten Stahlachse rulit. Der Kopf trägt eine Millimetertheilung, 

 um das Messer nach Belieben mehr oder weniger excentrisch ein- 

 stellen zu können. Die Bezeichnungen dieser Theiluugen sind doppelt 

 so hoch als die thatsächliche Excentricität, sodass also bei jeder Ein- 

 stellung gleich der Breitendurchmesser des bei der betreffenden Ex- 

 centricität unter voller Ausnutzung der Schneide durchschneidbareu 

 Blockes angegeben ist. Der Messerhalter umgreift überall den Messer- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVII, 3. 22 



