XVII, 3. Referate. aOl 



Hesse, W., Ein neuer C u 1 1 u r gl ils e r v e r s eh luss (Centralbl. 



f. Bacteriol. Abth. 1, Bd. XXVII, 1900, No. 7, 8, p. 258 



— 259j. 

 Hesse empfiehlt, nm einen einfachen Culturgläserverschluss gegen 

 Verdunsten zu erhalten, zwei quadratische Cctfferdamblätter von etwa 

 3 cm Seitenlänge zu nehmen , von denen das eine über den Watte- 

 pfropf gelegt wird, während man das andere am besten in der Mitte 

 mittels eines Locheisens von etwa 2 m Durchmesser durchlocht und 

 über das erste hinwegstreift. Man kann dazu Coflferdamstücke nehmen, 

 welche in der zahnärztlichen Praxis abfallen und als werthlos weg- 

 geworfen werden. Dieser Verschluss hindert die Verdunstung aus 

 den Culturgläsern selbst im Brutschrank so stark , dass aus mit 

 Wattepfropf und Cotferdam verschlossenen Gläsern die Verdunstung 

 durchschnittlich nur ein Zehntel gegenüber den nur mit Wattepfropf 

 versehenen betrug. Aus Hesse's eigenen Angaben geht aber hervor, 

 dass der neue Verschluss doch nicht so viel leistet wie die alten 

 Gummikappeii , da die mit Watte und Gummikappe verschlossenen 

 Gläser nur ein Dreissigstel an Gewicht verloren hatten gegenüber 

 den mit Watte verseheneu. Oxaplewski (Köln). 



Stewart, C. B. , Apparat us for heating cultures to se- 

 parate s p r e b e a r i n g m i c r o - o r g a n i s m s (Cen- 

 tralbl. f. Bacteriol. Abth. 1, Bd. XXVII, 1900, No. 10, 11, 

 p. 366— 367j. 

 Stewakt hat das MEYERSche Heissluftbad für die Erhitzung von 

 Culturen zum Zweck der Isolirung verwerthet. Ein kupferner Doppel- 

 kessel von innen 18 cm Tiefe und 9 cm Durchmesser ist am Rande 

 oben geschlossen bis auf einen Tubus, welcher eine einen Meter lange 

 Condensationsröhre erhält. Der Zwischenraum zwischen den beiden 

 Kesseln wird mit wenig reinem Benzol (Siedepunkt 80*^ C.) gefüllt. 

 Beim Erhitzen condensiren sich die Dämpfe in der Condensations- 

 röhre, dadurch wird eine gleichmässige Temperatur von 80*^ C. ge- 

 währleistet. Der Innenraum des Doppelkessels wird zu ein Drittel mit 

 AVasser von 80^ C. gefüllt und mit Deckel bedeckt, welcher einen Innen- 

 raumthermometer trägt. In den Innenraum kommen die Röhrchen mit 

 der zu erhitzenden Flüssigkeit auf 15 bis 20 Minuten, wenn das Thermo- 

 meter 70*^ zeigt, bleiben dadurch zwischen 70 bis 80^, meist über 75**. 

 [Der Apparat ist also eine Modification des EHRLicn'schen Apparates 

 zur Fixirung der Blut - Deckglaspräparate ; vgl. auch die Arbeit von 

 Roth, Baumgarten's Jahresbericht 1885. Ref.] Cxapleiuski (Köln). 



