434 



Hart wich: Ueber ein neues Mikrometerocular. XVII, 4. 



den ersten Theilstrich des Mikrometermaassstabes auf einen Rand des 

 Objectes ein, was leicht von statten geht, da derselbe ebenfalls 

 durch einen Faden (vgl. Figur 2) besonders deutlich hervortritt, 

 und stellt dann, wie in der ersten Notiz beschrieben, den beweglichen 

 Faden auf den anderen Rand des Objectes ein, hebt den Tubus des 

 Mikroskopes und liest ab. 



Ich will nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dass 

 beim Gebrauch der beideu neuen Mikrometeroculare der Tubus des 

 Mikroskops sich etwas verlängert, was unter Umständen von Wichtig- 

 keit ist und angegeben werden muss. 



In der gegenwärtigen Construction zeigt das Instrument Ähn- 

 lichkeit mit dem von Zeiss construirten Messtrommelocular ^, unter- 



scheidet sich aber in wesentlichen Punkten von ihm, da bei dem 

 ZEiss'schen Instrument nur eine seitliche Verschiebung des Maass- 

 stabes möglich ist, die Fixirung der zu messenden Grösse mit dem 

 beweglichen Faden dagegen fehlt. 



Das Ocular-Schraubenmikrometer oder RAMSDEN'sches Ocular'^ 

 gestattet, wie imser Instrument, eine Ablesung der gemessenen 

 Grösse unabhängig vom Präparat, ^indem bei demselben mit einer 

 Schraube ein Strichkreuz über das Präparat hinwegbewegt wird und 

 die gemessene Grösse dann an einer an der Seite befindlichen 



^) Zeiss, Katalog über Mikroskope und mikroskopische Hülfsapparate 

 1895, p. 4, Figur 1. 



") Zeiss 1. c. p. 75, Figur 43. 



