xvn, 4. 



Stai-linger: Das neue Reichert'sche Schlittenmikrotora, 



439 



„Merrichten zum Sclmeideu, sowie für das nachträgliche Reinigen" 

 nöthig sind. 



In dieser Hinsicht sind bei diesen Mikrotomen gegenüber ihren 

 Vorgängern melirtache Verbesserungen zu verzeichnen. 



In Folge der neuen Messerform konnte unter sonst gleichen 

 Umständen die Wasserwanne um gut ein Drittel verkleinert werden, 

 wie beistehendes Bild ersichtlich macht (Figur .3). 



Diesen Vortheil wird jeder Praktiker zu schätzen wissen, der 

 keine anderen Hilfskräfte hat als seine beiden Hände. Je kleiner 

 die Wanne, desto leichter ist sie zu füllen und zu leeren , ein Vor- 

 gang, der bei grossen Wannen sehr umständlich und zeitraubend ist. 

 Dass weiter der leicht brüchig imd undicht werdende Leder- oder 

 Gummibeutel durch eine solide Metallconstruction ersetzt wurde, wird 



sicherlich Beifall finden, ebenso wie die genaue Einstellung des 

 Präparates von aussen, wodurch das unangenehme ins Wassergreifen 

 zur Lageänderung des Präparates wegfällt. Endlich scheint der 

 Mechaniker einen glücklichen Griff damit gethan zu haben , dass er 

 die schuittfertige , wagerechte und senkrechte Einstellung örtlich 

 trennte und erstere mit dem Messer, letztere mit der Objectklemme 

 verknüpfte. Hierdurch ist einerseits die Construction des Object- 

 trägers unter der Wanne wesentlich einfacher geworden, und ander- 

 seits scheint die senkrechte Einstellung mit dem Messer (durch ab- 

 nehmbare Kurbel K, Figur 1) bequem und übersichtlich. 



Ueber den letzten Punkt unserer aufgestellten Kriterien — die 

 einfache Ausführung und dauerhafte Construction — kann mau den 

 Fachmann selbst urtheilen lassen. Das eingangs wiedergegebene 

 Bild des Instrumentes wird ihn über Ausführung und Construction 

 kaum in Zweifel lassen. 



