32,3. Referate. 301 



2. Mikrophotographie und Projektion. 



Stange, Praktische Winke für Mikrophotographie (Mün- 

 cheu. med. Wochenschr. Jahrg. 62, 1915, No. 34, p. 1170 

 m. 1 Abb.). 

 Wie Verf. mitteilt , kann mau mit einem gewöhnlichen Mikro- 

 skope und jeder im Handel befindlichen photographischen Kamera 

 Mikrophotogramme erhalten, die billig herzustellen sind und zur Wieder- 

 gabe wissenschaftlicher Beobachtungen ausreichen. Ist die Optik der 

 Kamera gut , dann gestatten diese Photogramme auch eine sehr er- 

 hebliche Vergrößerung, die zu Demonstrations- und Lehrzweeken voll- 

 auf ausreicht. Das Mikroskop wird, nachdem das Objekt eingestellt ist, 

 umgelegt und eine gewöhnliche photographische Kamera mittels im- 

 provisierter Unterlage (Bücher) derart gehoben , daß eine möglichst 

 genaue Zentrierung des Objektives und des Mikroskopes statthat. 

 Kleinere Grade der Abweichung wurden außerdem durch senkrechtes 

 oder seitliches Verschieben des Kameraobjektivteiles ausgeglichen. 

 Es wurde meist direkte künstliche Beleuchtung angewandt: elek- 

 trisches Glühlicht oder gespiegeltes Gaslicht. Auch Tageslicht resp. 

 Sonnenlicht wurde vielfach benutzt. Wichtig ist , daß zur gleich- 

 mäßigen Beleuchtung des Gesichtsfeldes zwischen Lichtquelle und 

 Objekt eine Mattscheibe zwischengeschaltet wird. Auf der Matt- 

 scheibe der Kamera erscheint dann das zu photographierende Ob- 

 jekt. Die scharfe Einstellung des Bildes erfolgt lediglich durch 

 Schrauben an der M i k r o m e t e r s c h r a u b e des Mikro- 

 skopes. Zunächst wird die Kamera auf unendlich eingestellt und dem 

 Okulare des Mikroskopes ganz hart genähert. Genügt die Größe 

 des Bildes auf der Mattscheibe noch nicht, so kann durch Einstellen 

 der Kamera auf nähere und nächste Entfernung (Im und noch näher 

 der Einstellskala) eine weitere Vergrößerung des Bildes erwirkt werden, 

 auch wenn schon durch das gewählte Okular die sonst größte mög- 

 liche Vergrößerung des Bildes herbeigeführt war. Die Einstellung 

 auf größte Schärfe des Bildes auf der Kameramattscheibe erfolgt 

 dann wiederum nur durch Hin- und Her drehen der Mikro- 

 meterschraube des Mikroskopes. Um gute Aufnahmen zu 

 erhalten, ist es nötig, zwischen Objektiv der Kamera und Okular des 

 Mikroskopes abzudichten : einfach dadurch, daß man ein geschmeidiges, 

 dunkles Tuch um den Okularteil und das Objektiv herumwindet. 

 Wichtig ist weiter die Wahl der Platte und die B el i ch tun gs- 

 z e i t. Eine gewöhnliche Platte genügt für Aufnahme nur rot gefärbter 

 Objekte. Eine orthochromatische Platte ist dagegen erforderlich, 

 wenn es sich um blaugefärbte oder in mehreren Farbtönen gehaltene 

 Objekte handelt. Auch ist bei manchen orthochromatisclien Platten 

 noch die Anwendung einer Gelbscheibe erforderlich. In jedem Falle 

 ist es ratsam, eine lichthoffreie Platte zu verwenden, da man gegen 



