32,1. Siedentopf: Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope. 35 



vollkommener Duukelfeldkondensor wie der Paraboloidkondensor. Die 

 daran angebrachte Einrichtung zur Hellfeldbeleuchtung vermittels der 

 oben beschriebenen Vorrichtung der gekuppelten Blendenbewegung ist 

 lediglich eine Zusatzeiurichtung zu dem Dunkelfeldkondensor. Daraus 

 folgt, daß dieser Wechselkondensor nur vorübergehend für Hellfeld- 

 beleuchtung beansprucht werden soll, daß er aber nicht bestimmt ist, 

 zugleich auch einen der üblichen Hellfeldkondensoren in vollem Um- 

 fange zu ersetzen. Das kann er deshalb nicht leisten, weil seine 

 zentrale hierfür benutzte Partie einen erheblich kleineren Durchmesser 

 besitzt, als gewöhnliche Hellfeldkondensoren von dieser Apertur, die 

 beiläufig etwa 0'85 beträgt, haben würden. Infolgedessen gibt die 

 gleiche Irisverkleinerung beim Helldunkelfeldkondensor eine merklich 

 gröbere Veränderung der Beleuchtung, als dies bei den üblichen Hell- 

 feldkondensoren der Fall ist. 



Neutrale Bilder. Es ist nun sehr bemerkenswert, daß man 

 durch diese Art der Blendenkuppelung einen neuen Beleuchtungseffekt 

 erhält, der besondere Erwähnung verdient und dessen eingehendere 

 Untersuchung einer späteren Arbeit vorbehalten sei. Während beim 

 Umschalten an anderen Wechselkondensoreu eine Pause eintritt, wo 

 die ganze Beleuchtung abgeblendet ist, wird beim Helldunkelfeld- 

 kondensor das Hellfeldbild ganz allmählich in das Dunkelfeldbild und 

 umgekehrt übergeführt. Der Wert dieses allmählichen Überganges 

 liegt darin, daß man hierbei bereits einzelne Elemente im Objekt als 

 positives Dunkelfeldbild wahrnimmt, während andere noch hellfeld- 

 artig, also im negativen Bilde erscheinen. Insbesondere kann man 

 an einzelnen Stellen das neutrale Bild erzeugen, bei welchem sich 

 positive und negative Abbildung in gleicher Helligkeit überlagern. 

 Je nach der Beugungswirkung einer Stelle, die außer von geometri- 

 schen Faktoren hauptsächlich von der Differenz im Brechungsvermögen 

 abhängt, die sie gegen die Nachbarschaft besitzt, tritt der auffällige 

 Umschlag in der Abbildung bei der einen oder anderen Blenden- 

 stellung ein. Man hat somit in der Erzeugung der neutralen Ab- 

 bildung einen Ansatz zu einer Art von qualitativer Mikro-Refrakto- 

 metrie , deren Ausarbeitung gewiß für manche Aufgaben von Erfolg 

 sein würde. 



Die Abbildungen auf Tafel III, Figur 10, sollen eine Vorstellung 

 vom Aussehen, der Handhabung und der Wirkungsweise des Hell- 

 dunkelfeldkondensors geben. Die der Blendenbewegung entsprechende 

 Bildveränderung ist hier an der Abbildung eines ungefärbten Plankton- 

 wesens (Brachionus) erläutert. Beim Übergang von Hellfeld zum Dunkel- 



3* 



