36 Siedentopf: Über das Auflösungsvermögen der Mikroskope. 32,1. 



feld blitzen zuerst die Zilien auf, darauf Teile des Kauapparates usw. 

 Besonders deutlich , scheinbar reliefartig , treten beim Übergang der 

 Beleuchtung die Muskelstränge hervor. 



IV. über die Prüfuiig der Aperturen mit dem Faden - 



Apertometer. 



Die fundamentale Abhängigkeit der erörterten Erscheinungen 

 von der numerischen Apertur der Beleuchtung und des Beobachtungs- 

 objektives erwies die häufige genaue Aperturenniessung als erforderlich, 

 deren neuartige Ausführuugsweise im folgenden in Kürze angegeben 

 sei. Die jetzt üblichen Apparate zur Messung der Apertur von Mikro- 

 skopobjektiven , wie die Apertometer von Abbe , von Cheshire usw. 

 beruhen darauf, daß man in der hinteren Brennebene der Objektive 

 oder in deren nächster Nähe direkt oder mit einem Hilfsmikroskop 

 das Verschwinden von Signalen beobachtet. Diese Methode hat den 

 Nachteil, daß man zur Erzielung genauer Messung den wirksamen 

 Blendenrand gleichzeitig scharf mit dem Bilde des Signals einstellen 

 muß. Nun liegen aber sehr oft die wirksamen Blenden im Inneren 

 der Mikroskopobjektive, manchmal nahe der Frontlinse, was zur Folge 

 hat, daß sie nicht gleichzeitig scharf mit dem Signal abgebildet 

 werden können. In Fällen, wo der sich daraus ergebende Einstellungs- 

 unterschied, die Parallaxe, nur schwache Beträge annimmt, kann mau 

 sich mit dem von Abbe hierfür empfohlenen telezentrischen Strahlen- 

 gang behelfen. In vielen Fällen ist dies jedoch nicht ausreichend, 

 was eine erhebliche Ungenauigkeit der Messung bedingt. 



Von diesem Nachteil ist die im folgenden angegebene Ein- 

 richtung des Verfassers frei, weil sie das Signal in die Objektebeue 

 des Mikroskopes verlegt, also die Beobachtung der hinteren Brennebene 

 unnötig macht. Sie greift damit, wenn auch in anderer und vervoll- 

 kommneter Weise, auf die Anordnung zurück, die schon beim ersten 

 primitiven Apertometer von Lister (6) vorhanden war und von dem 

 die nebenstehende Figur 11 eine Vorstellung gibt, die wir der Mikro- 

 graphie von Mohl(7) entnehmen. „Man stellt ein brennendes Licht 

 in der Richtung der Achse eines horizontal liegenden Mikroskopes 

 einige Ellen vor seinem Objektive auf und stellt das Objektiv auf eine 

 als Objekt dienende Nadel als Mittelpunkt soweit seitwärts, bis das 

 von der Kerze kommende Licht nur noch die eine Hälfte des Ge- 

 sichtsfeldes erleuchtet, und dreht alsdann dasselbe so weit auf die 



