32,1. 



Referate. 



8.3 



Die Konstruktion des Pipettenhalters (zu beziehen 

 von der Universität in Kansas, Lawrence, Kansas, U. S. A.) ist ohne 

 weiteres verständlich. Drei senkrecht zueinander gelagerte Schrauben 

 ermöglichen es, die in einer Nute (g) festgeklemmte Pipette nach allen 

 Richtungen hin zu bewegen. Der Halter wird bei ständigem Gebrauch 

 an einer unter dem Mikroskoptische angeschraubten Metallplatte, bei 

 gelegentlicher Anwendung an einer Holzplatte , die sich unter dem 

 Mikroskoptisch mit Klammern befestigen läßt, angebracht. Der Pi- 

 pettenhalter läßt sich ohne großen Nachteil durch folgende Einrichtung 

 ersetzen : Man befestigt ein Präpariermikroskop in geeigneter Stellung 

 neben dem Arbeitsmikroskop mittels einer Klammer, steckt die Pipette 

 durch einen prismatisch zugeschnittenen und der Länge nach durch- 



bohrten Kork und bindet diesen auf dem Lupenarm des Präparier- 

 mikroskopes fest ; die Bewegung der Pipette nach oben und. unten 

 wird durch die Schraube des Präpariermikroskopes , die von links 

 nach rechts durch Verschieben der Pipette in dem Kork, die von 

 hinten nach vorn durch Drehung des Lupenarraes herbeigeführt. 

 Größere Schwierigkeiten bereitet es schon, die Pipette allein mit der 

 rechten Hand zu betätigen ; sie wird dabei mit Daumen und Zeige- 

 finger der rechten Hand gefaßt, während die anderen Finger sich 

 gegen und unter den Mikroskoptisch stemmen. 



Die Herstellung der Pipetten zeigt Figur 2. Man fertigt 

 einen Mikrobrenner (b) an, indem man ein Glasrohr rechtwinklig um- 

 biegt, sein Ende erhitzt und die Öffnung stark verengt. Der Mikro- 

 brenner wird auf einer Holzplatte so befestigt, daß seine Öffnung 

 etwa 6 cm über der Tischplatte liegt. Die Flamme soll nicht über 

 2 mm hoch sein. Ein über der Bunsenflamme zu einer Kapillare von 



6* 



