:{"J, '2. Referate. I79 



bereitenden Arbeiten genau auszuführen, hat zur Konstruktion von 

 einigen Geräten gefülirt , die näher beschrieben werden. Zur Aus- 

 führung des Abmessens vonBhit und Verdünnungstlüssigkeit (HAYEMSche 

 Lösung , verdünnte Essigsäure ) , ferner zum Mischen der abgemes- 

 senen Flüssigkeiten und zum Übertragen der Blutmischuug auf die 

 Zählkammer kommt bei der hier beschriebenen Methode nur ein ein- 

 ziges Gerät zur Anwendung, die ,, Blutmischpipette", so daß für die 

 gesamten Arbeiten bei einer Blutkörperchenzählung nur zwei Instru- 

 mente in Betracht kommen, die „Mischpipette" und die „Zählkamraer". 

 — Die „Blutmischpipette" wird in zwei verschiedenen Formen an- 

 gewendet: während bei dem einen Instrumente, der „automatischen 

 Blutmischpipette", die messenden Räume automatisch mit Blut und 

 Verdünnuugsflüssigkeit gefüllt werden können, werden bei der anderen 

 Mischpipetteform diese beiden Flüssigkeiten nacheinander bis zu einer 

 bestimmten Marke eingesogen. Jede der beiden Pipetten ist ein tadel- 

 los funktionierendes Präzisionsinstrument, bei dem die Abmessung 

 sowie die Mischung der Flüssigkeiten auf das genaueste ausgeführt 

 werden kann. Diese beiden Pipetten, die automatische „Blut- 

 m i s c h u n g s p i p e 1 1 e " und die „ Blutmisch pipette mit be- 

 sonderem Mischraume", werden dann an der Hand von Ab- 

 l>ildungen genauer beschrieben. — Die von dem Verf. angewandte 

 „Zählkammer" lehnt sich in ihrer Konstruktion au die BtJRKERSche 

 Zählkamraer an. Auf eine plangeschliffene Objektplatte sind in der 

 Richtung ihrer Längsseite drei parallel zueinander verlaufende Glas- 

 leisten aufgekittet. Die Höhendifferenz zwischen dem bedeutend 

 längeren äußeren Leistenpaare und der Mittelleiste, auf deren Oberseite 

 sich eine 10 qmm große Netzteilung befindet, beträgt genau 0*100 mm. 

 Auf den Leisten ruht eine einarmige Blattfeder, deren Arm in eine, 

 oval ausgeschnittene Rundung übergeht. Zwischen Blattfeder und 

 (jilasleisten wird ein nach dem Federarme zu mit abgeschrägter Kante 

 versehenes Deckgläschen eingeschoben. Das Zählnetz ist in 20X8, 

 also 160 größere Quadrate von 0"25 mm Seitenlänge geteilt. Durch 

 deutliche Linienmarkierungen sind je 16 dieser größeren Quadrate zu 

 einem größten Quadratkomplexe von 1 qmm Flächeninhalt zusammen- 

 gesetzt. Die beiden mittelsten, parallel zu den kürzeren Seiten der 

 Objektglasplatte gelegenen Quadratreihen von 1 qmm Flächeninhalt 

 sind in 320 kleinere Quadrate geteilt, deren Seiten 0'05 mm lang 

 sind und deren Anordnung so getroffen ist, daß angrenzend am oberen 

 und unteren Rande des Zählnetzes je 80 Quadrate zu einem Komplexe 

 vereinigt sind, während sich in der Mittelzone ein aus 160 kleineren 

 (Quadraten gebildeter Quadratkomplex befindet. Die Zählnetzlinien 

 treten selbst bei 300facher Vergrößerung als scharfgezogene, hell- 

 grauviolettschimmernde Linien deutlich hervor, eine Erscheinung, die 

 den Wert der Netzteilung bedeutend erhöht und die Zählung der 

 Blutelemente wesentlich erleichtert. Anderseits ist für die schnelle 

 Berechnung der Bluteiuheit pro 1 ([mm die ganze Anordnung der 



12* 



