32,2. Referate, 18;; 



hierher die von Feichel beschriebene Peroxydase -Kernfürbung mit 

 Tolidin (bzw. Benzidin). Indessen zeigt sich doch, daß bei Anwendung- 

 bestimmter Methoden im wesentlichen nur das dargestellt wird, was 

 auch die Naphtholreaktion gibt (eine Ausnahme machen die pseudo- 

 eosinophilen Granula vom Kaninchen , die mit Naphthol darzustellen 

 dem Verf. nicht recht gelang, während sie durch Benzidin gut färbbar 

 waren). In menschlichen Blut- und Knochenmarkpräparaten dürften 

 die Kesultate der Benzidinfärbung mit der Naphtholfärbung über- 

 einstimmen. Ganz identisch sind die Resultate bei verschiedenen 

 Methoden überhaupt nie , da die Granula der Leukozyten immer 

 einige Veränderungen erleiden. Die Indophenolblaumethode mit alka- 

 lischen Lösungen (F.»Winkler, W. H. Schultze) dürfte vielleicht die 

 gleichen Ergebnisse haben wie die Naphtholmethode , da sie aber 

 nur das Vorhandensein von Oxydasen beweist (sie läßt keinen Schluß 

 auf den Chemismus der Bindung zu) , so ist sie als Reaktion zum 

 Nachweise von Substanzen, die Phenole binden, nicht geeignet. Auch 

 die a-Naphthol-Gentiana-Methode ist stets unter gleichzeitiger Kontrolle 

 mit Naphthollösung allein anzuwenden. Sie ist für die vergleichende 

 Untersuchung und besonders für den Nachweis feinster Körnchen 

 nicht zu entbehren. Schiefferdecker^ {Bonn). 



3Ietz, C, Okular zählplatte (München, med. Wochenschr. Jahrg. 61, 

 1914, No. 18, p. 991—993 m. 1 Fig.). 

 Die Zählplatte, von der Verf. eine Abbildung gibt, wird in der 

 Blende des Okulares II gefaßt und dient mit Objektiv 6 in Verbindung 

 mit den Thoma sehen Mischpipetten und einer Zählkammer zum Ab- 

 zählen und bequemen Berechnen der roten und weißen Blutkörper- 

 chen. Die Okularzählplatte hat gegenüber einem am Boden der 

 Kammer eingeritzten Zählnetze folgende wesentliche Vorteile : Die 

 Zählung beschränkt sich nicht nur auf den engeren Raum der Kammer. 



• j, ^^^,J^^iilc....x^ o.^.ii .i.v-l.l. .XI.. «1.1 viv... V...QV 



welche das Zählnetz deckt, sondern erfolgt an beliebigen Stellen der 

 ganzen Zählkammer. Es wird hierdurch der Fehler der Zählung bei 

 ungleichmäßiger Verteilung der Blutkörperchen verringert. Ein weiterer 

 Vorteil ist der , daß sich die Einstellung der Zählplatte unabhängig 

 von der der Zählkammer vollzieht. Sie ist auch deutlicher wegen der 

 Schwärze der Linien , welche eine auf photographischem Wege her- 

 gestellte Platte bietet im Gegensatz zu dem in Glas geritzten Netze, 

 das erst bei günstig gewählter Beleuchtung in hinreichender Schärfe 

 sich im Gesichtsfelde abhebt. Dadurch, daß die Zählplatte das Seh- 

 feld überdeckt, lassen sich die Grenzlinien der Felder immer scharf 

 verfolgen , es kann daher nicht eine Verwischung der Teilung statt- 

 finden, wie bei der Glasteilung, falls sich über dieser die roten Blut- 

 körperchen stärker anhäufen. Ein Quadrat in der Mitte der Zählplatte 

 dient zur Zählung der roten Blutkörperchen, es ist zur besseren 

 Übersicht in vier kleine Quadrate geteilt. Dieses innere Zählfeld 

 wird von einem Ringe umschlossen , der zur Zählung der weißen 



