39,2. Schmidt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten. 125 



Kontrolle des Auges erhalten. Als einem derartigen Instrument be- 

 gegnet uns im Verzeichnis 46 C von Leitz das mit biklumkehrendem 

 PoRRO-Prisma versehene „B ild aufrieb t ende Präparierraik ro- 

 skop nach R. Pfeiffer", das als einziges mir bekanntes Präparier- 

 mikroskop wie die Reisemikroskope auf kleinsten Raum zusammen- 

 gelegt werden kann. Mit den Objektiven 1, 2, 3, die hinreichenden 

 Objektabstand zum Präparieren besitzen , und dem beigefügten 

 Ramsden- Okular lassen sich Vergrößerungen von 20- bis 85fach er- 

 zielen, bei einem Objektabstand von 46 bis 7 mm und einem Sehfeld 

 von 8*8 bis 2*2 mm. 



Da das Erfassen der räumlichen Gestaltung eines Objektes 

 durch beidäugiges Sehen wesentlich erleichtert wird , so mußte die 

 Verbindung zweier Mikroskoptuben mit bildaufrichtenden Prismen zu 

 einem binokularen Instrument gerade für die Zwecke der Präparatiou 

 besonders erwünscht sein; sie ist bekanntlich im Greenough sehen Bino- 

 kularmikroskop gegeben. Solche Instrumente ■ — in Liste 46 C 

 nicht angeführt — liefert Leitz mit sechs verschiedenen Objektiv- 

 paarel^ in Brennweiten zwischen 55 und 24 mm, die mit den Huyghens- 

 schen Okularen bis 5 und den orthoskopischen von 15 und 

 12 mm Brennweite Vergrößerungen von 7*5- bis 179fach ergeben. Da 

 die Objektivpaare an jeden einzelnen Greenough sehen Doppeltubus be- 

 sonders angepaßt werden müssen, empfiehlt es sich, die gewünschte 

 Einrichtung von vornherein möglichst vollständig zu wählen, da anderen- 

 falls das Oberteil eines solchen Mikroskops zur Anpassung weiterer 

 Objektivpaare der AVerkstätte eingeschickt werden muß. 



Gewöhnlich wird der Greenough sehe Doppeltubus an einem Stativ 

 für durchfallend es Licht montiert, dessen Oberteil auch abnehm- 

 bar hergestellt (und dann auch für sich allein geliefert) wird, um als 

 Dermatoskop bzw. überhaupt zu Beobachtungen im auffallenden 

 Lichte zu dienen. Neuestens — in der Liste 46 C nicht angegeben — 

 führt Leitz dieses Oberteil besonders weit ausgeschweift, z. T. aus 

 Aluminium hergestellt und mit Hartgummigabelfuß als binokulares 

 Instrument zur Untersuchung der HautkapiUeren aus, wo- 

 bei es mit der gleichen Beleuchtungseiurichtung versehen wird, wie 

 das monokulare Hautmikroskop. 



Sehr empfehlenswert ist der Gebrauch des Greenough sehen In- 

 struments an dem neuen „ Säule nstativ mit Universal- 

 schwenkarm" von Leitz. Da es von anderer Seite ausführlich 

 beschrieben wird , sei nur folgendes bemerkt. An einer Ecke einer 

 rechteckigen , dauerhaft gebeizten Holzplatte auf eisernem Rahmen 



