126 Schmidt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten. 39,2. 



erhebt sich eine Säule, an der durch Zahn und Trieb der Universal- 

 schwenkarm auf und ab bewegt werden kann, dessen freies Ende 

 mittels Kugelgelenk das Beobachtungsinstrument trägt. Der Arm kann 

 weiterhin in der Horizontalebeue geschwenkt und in derselben Ebene 

 durch ein Gelenk geknickt werden. Daher ist es möglich, das In- 

 strument in beliebigem Niveau über die ganze Platte hinzuführen 

 und in jeder gewünschten Haltung, etwa ebensogut mit vertikaler wie 

 horizontaler oder schiefer Sehrichtung zu gebrauchen, da jede der 

 genannten Bewegungsmöglichkeiten arretierbar ist und der Universal- 

 schwenkarm mit größter Bewegungsfreiheit ausgezeichnete Stabilität 

 vereint. Auch die nunmehr zu besprechende „Binokulare Prä- 

 parierlupe mit großem Sehfeld" kann, wie schon hier be- 

 merkt sei , an dem Universalschwenkarm benutzt , bzw. gegen ein 

 GREENOUGHSches Binokularmikroskop ausgewechselt werden. In 

 dieser letzten Ausrüstung stellt das Säulenstativ mit Universalschwenk- 

 arm wohl das zweckmäßigste Präparierinstrument für auffallendes Licht 

 dar, das zurzeit existiert und kann denen, die viel mit feinen anatomi- 

 schen Präparationen zu tun haben, nicht warm genug empfohlen werden. 



2. Die neue „Biiiokulare Präparierlupe mit großem Sehfeld" 



von E. Leitz, Wetzlar. 



So vortrefflich das GREENOUGHSche stereoskopische Mikroskop 

 ist, wer häufiger mit ihm zu arbeiten hat, wird es als einen Mangel 

 empfunden haben, daß bei den schwächsten, an sich genügend tief 

 herunter gehenden Vergrößerungen das Sehfeld verhältnismäßig klein 

 ist, so daß — abgesehen von den übrigen Vorzügen — nach dieser 

 Richtung hin das Instrument einer gewöhnlichen Lupe nicht über- 

 legen ist. Diesem Bedürfnis wird abgeholfen durch die Bino- 

 kulare Präparier lupe mit großem Gesichtsfeld von Leitz, 

 die unter Erhaltung der spezifischen Vorzüge eines stereoskopischen 

 Mikroskopes für seh wachere Vergr()ßerungen bestimmt ist, hierbei 

 aber in bezug auf das Sehfeld dem Greenough sehen Instrument 

 sich ganz erheblich überlegen erweist. 



Auf dem hinteren Teil einer hufeisenförmig ausgeschnittenen 

 Grundplatte, die eine Holz- oder Glastafel von 10 cm im Ge- 

 viert in Falz aufnehmen kann, erhebt sich eine runde, 8 cm hohe 

 Säule. Sie birgt in ihrem Innern eine dreikantige Prismenstange, die 

 durch Zahn und Trieb vertikal innerhalb eines Spielraums von 5 cm 

 bewegt werden kann, wodurch die Einstellung des Instruments 



